Maßanalyse. 



4(; 



können, und weil an ihnen beim Herausziehen aus einer l-lüssiiikeit viel 

 von letzterer anl.ien hängen bleibt. Man füllt die Pipette dui-ch Ansaugen 

 mittelst des Mundes oder einer Wasserstrahlpumpe bis üix'i- die Mai-ke, 

 verschließt ihre obere Mündung' mit dem Zeigefinger und liilU (hndi \(ir- 

 sichtiges Lüften den Übei-schui) auslaufen. Die Spitze der Pipette mul) eng 

 sein, damit das Auslaufen laugsam und ohne erhebliches Henetzthleiben der 

 Pipettenwandung erfolgt. Man legt dabei die S]»itze der Pipette au din 

 Wand des Gefäßes an, streicht ab und schafft den letzten 'ri-oi)f<'n, während 

 die Pipette noch anliegt, heraus, indem man ihre obere Öffnung mit dem 

 Zeigefinger der einen Hand verschließt und ihren Körper durch Umfassen 

 mit der anderen Hand erwärmt.') 



Der Inhalt einei* örw^-Pipette, Wasser 

 von 17", wurde in ein verscliließbares ge- 

 wogenes Wagegefäß auslaufen gelassen und 

 ergab ein Gewicht von 4"9948 r/. Da 1 nn'^ 

 Wasser bei 17", auf W^asser von 4" liezogen. 

 0-99884;/ wiegt, so ist der Inhalt der Pi- 

 pette = 4-9948/0-99884 = 5002 a)i\ 



Die Büretten sind nach Mohr mit 

 der Ausflußspitze durch ein Stück Kaut- 

 schukschlanch verluiuden, welcher durch 

 einen elastischen Quetschhahn, besser 

 durch ein hineingestecktes, 5 — 10 mm 

 langes und genügend dickes, beiderseits 

 rundgeschmolzenes Glasstabstück ge- 

 schlossen wird; drückt man die Stelle des 

 Schlauchs, wo das Glasstück liegt, mit 

 den Fingern zusammen, so entstehen 

 zwei schmale Durchgänge, durch welche 

 die Flüssigkeit abfließen kann. Etwaige 

 Luftblasen, die sich im Schlauch und 

 der Ausflußspitze ansammeln, entfernt 

 man, indem man beide etwas nach 



oben biegt und den Schlauchverschluß wenig öffnet. Zum Einfüllen der 

 Maßflüssigkeiten in die Bürette benutzt man Trichter, welchi^ aber sofort 

 wieder abzunehmen sind. Für Maßflüssigkeiten , welche auf Kautschuk 

 wirken, wie Permanganat- oder Jodlösung, wendet nuin Büretten mit 

 Glashahn an, die allerdings in dem Falle, daß der Hahn nicht ein- 

 gefettet werden darf, mancdierlei Fubequemlichkeiten bei'eiten können. 

 Arbeitet mau fortgesetzt mit einer und derselben Maßflüssigkeit, so 

 läßt sich das Nachfüllen der Büretten vereinfachen, indem man bei 

 Quetschhahnbüretten zwischen Bürette und Ansflußspitze ein T-fr»rmiges 

 Rohrstück (Fig. 514) einfügt oder eine Bürette mit seitlichem Ansatzrohr 

 benutzt. Die in diesem Falle höher zu stellende Flasche mit der Maß- 

 flüssigkeit wii'd durch einen zweifach dui'chlxtliiten Kautschukstojjfen ver- 



') Beim AusbLasen konnte ein Teil der infolge der Benetzung an der Wand 

 haftenden und bei der Eichung nicht mitgerechneten Flüssigkeit ausfließen. 



Fig. 514. 



