462 



J. Biehringer. 



schlössen. Die eine Üoiininy trätet ein kniefönniii' geboiienes Heberrohr g, 

 wek'hes l)is zum Boden (k'r Fhisehe reicht und (hirch einon mit Quetscli- 

 hahn versehenen KautschukscliUiuch sc/? an (his Ansatzstück der Bürette h 

 angeschlossen ist; in der anderen Durchholiruny' steckt ein kurzes, eben- 

 falls kniefürniiges Glasrohr, welches dazu bestimmt ist. ein der abflielienden 



Flüssigkeit gleiches ^'olunl Luft oder eines 

 indiffeivnten Gases einzulassen. Es trägt 

 zu dem Ende ein Chlorcalciumrohr (Ä-"), 

 bei Flüssigkeiten , welche Kohlensäure 

 anziehen, ein Kali- oder Natronkalkrohr; 

 oder es ist für oxydable Lösungen, wie 

 Zinnchlorür. mit einem Wasserstoff-, 

 Kohlensäureai)parat oder der Leucht- 

 gasleitung verbunden. Ein ebensolches 

 Absorptiousrohr ( /,' ) kann auch auf die 

 Bürette gesetzt werden.M Darf die Maß- 

 flüssigkeit nicht mit Kautschuk in Be- 

 rührung kommen . so wird unten an 

 die Bürette ein durch einen Hahn ver- 

 schlieljl)ares Zuleitunusrohr angesetzt, 

 welches mittelst eines doppeltdurch- 

 bohrten Stopfens in den einen Hals 

 einer Flasche eingepaßt wird, während 

 die andere Bohrung mit einem (iummi- 

 gebläse vei'])unden ist. Man füllt die 

 Lösung in die Flasche und drückt sie 

 durch das Gebläse in die Bürette (vgl. 

 z.B. denApparatvon O.Knöfler\Y\%.bVS). 

 Das Nacheicheii von Büretten behufs 

 PrCifniitr, ob sie durchweLr szleicli weit sind, 

 geschiebt in der Art, daß man immer je 10 f>«^ 

 aushvufenläßt und diese wägt. Bei größeren Meß- 

 gefäßen ist eine Wage nötig, welche neben großer 

 Tragfälligkeit genügende Empfindlicbkeit be- 

 sitzt. Man kann auch weniger gut eist die kleine- 

 ren, auf Austruß graduierten Meßgeräte aus- 

 wägen und mit ibnen dann die größeren eichen. 

 Besondere .Vufmci-ksamkeit ist der Ablesung zuzuwenden. Sie darf 

 erst etwa zwei Minuten nach dem Ablaufen vorgenommen werden, wobei 

 man das Auge zur ^'el•meidnng der Parallaxenfehler genau in die Höhe 

 des Meniskus zu bringen hat. Man beobachtet am besten gegen ein helles 

 Fenster, und zwar Itei durchsichtigen Lösungen die untere, bei undurch- 

 sichtigen die obere Begrenzung des Flüssigkeitsspiegels. Im ersteren Fall 

 erzielt man eine schärfere Grenze, wenn man 2 — \\ nun unterhalb an der 



Fig. 513. 



^) Oder man verbindet das obere Bürettenende mit der Vorratsflasche durch 

 einen Kautschukscblauch. Im \'erschlußstopfcn der letzteren wäre dann noch eine dritte 

 Bohrunij mit eingesetztem kurzem (Blasrohr anzubiiuü'en. 



