Maßanalyse. 4ß;-J 



Hinterseite der Bürette einen halb weilien, halb schwarzen l'ai)i('rstreif('ii mit 

 der weißen Kante anlegt. Die schärf.ste Ablesung gestatten Büretten, welch.- nach 

 ScheUlmrh auf dei" Hinterseite mit einem weißen p]inaillelängsstreifen ver- 

 sehen sind, der in der Mitte einen schwarzen oder blauen Langsstric^li trägt: 

 letztei'er erscheint an der Meniskusgrenze in Fonn zweier gegeneinainler 

 gerichteter Spitzen, l'iber die Zweckmäßigkeit von Schwimmern, welche dni-ch 

 eine auf ihnen angebrachte Marke die Schwierigkeit der Menisknsablesnng 

 lieben sollen, sind die Ansichten sehr geteilt: gut arbeitet dei- Kugelschwimnier 

 von A. BeutcJL vorausgesetzt, daß er wii-klich senkrecht hängt. 



Die Meßapparate dürfen nicht fettig oder staubig sein, weil (l;i(liiirii die 

 regelmäßige Benetzung unmöglich gemacht wird. Das Fett kann von den 

 Händen und dem Munde des Arbeitenden odei- aus dem destillierten Wasser 

 stammen, wenn beim Dichten des Destillationsa])i)arats ölhaltige Stoffe an- 

 gewandt sind. Man entfernt es durch Weingeist und Äther, kalte oder warme 

 Natronlauge, oder, wenn dies nichts hilft, durch eine, nötigenfalls zu er- 

 wärmende Lösung von doppeltchromsaurem Kalium in konzentriei'ter 

 Schwefelsäure. Dann spült man mit Wasser nach und trocknet die Gefäße 

 indem man sie mit Alkohol, dann mit Äther ausschüttelt und schließlich einen 

 Luftstrom durchsaugt. Sollen sie in noch feuchtem Zustand benutzt werden. 

 so schwenkt man sie erst mehrmals mit der einzufüllenden Flüssigkeit 

 aus. .Alle Apparate, besonders die Tipetten sollen, falls man sie rncht gleich 

 wieder zum selben Zweck bi-aucht, sofort gei'einigt wei'den . wenn man 

 sich vor gelegentlichen, unangenehmen Verwechslungen schützen will : die 

 Pipetten bewahrt man mit dem ^lundstück nach unten in einem Gestell oder 

 Standzylinder auf, worin unten Filtrierpapier liegt. Endlich ist ancli auf 

 die Beschaffenheit des Glases der Meßinstrumente und der übrigen zur 

 Titrierung verwandten Gefäße zu achten, weil diese vielfach schon durch 

 destilliertes AVasser, noch mehr durch Alkalien angegriffen werden, und zwai- 

 bereits beim Stehen, stärker beim Erhitzen, indem sie Kieselsäui'e und .\lkali 

 abgeben (S. 3, 458). Zum Titrieren verwendet man daher überall, wo dai-anf 

 Rücksicht zu nehmen ist, (iefäße aus Jenaer Geräteglas oder Porzellangefäße. 

 Schalen, obere Kaffeetassen u. dgi., auf deren weißem Grund außerdem ein 

 Farbenumschlag sehr gut zu sehen ist. während (iläser, Kolben') auf eine 

 weiße Unterlage, welche nicht zu klein sein darf, gestellt werden. \Välirend 

 des Zulaufenlassens der ALaßflüssigkeit versäume man nicht, die zu prüfende 

 Lösung fortwährend tüchtig zu rühren oder umzuschwenken. Wenn bei künst- 

 licher Beleuchtung titiiert werden muß. so ist das Anei'licht der Flamme des 

 Schnitt- oder Argandbrenners weit vorzuziehen. Ist man nicht ganz sicher, ob 

 eine Farbenänderung bereits eingetreten ist oder nicht, so liest man die 

 Flüssigkeitshöhe in der Bürette ab und läßt noch einen Tropfen in die zu 

 titrierende Lösung einfallen; wird dadiiich die Endreaktion nur deutlicher, 

 so war die Titration schon vorher zu Ende. 



Die Flaschen , welche die Maßflüssigkeiten enthalten . müssen gut 

 schließen und vor dem (iebrauch umucschüttelt werden, um das durch 



') Besonders geeignet dafür sind wcitlialsige Erlenmei/crscho K(dl)en. 



