4g6 H. Friedeutlial. 



StromprüfVr und für das nalvanisdie Element vertauschen. Auch in diesem 



Pralle besteht .stromlosiukeit. \vi!uu -r-=~^ ist. Welclie Art der SchaL 



' b d 



tung- man wählt, ist bei gutem Kontakt der Meßbrücke viUlig irrelevant, 

 bei mangelhaftem Kontakt soll nach Kohlmusch diejenige Schaltung den 

 Vorzug besitzen, bei welcher die StrouKiuolle mit dem verschiebbaren 

 ]\Ier»l)rückenkontakt verbunden ist. Mit Hilfe einer konstanten Strom- 

 (|uelle und eines beliebigen Galvanometers kann man Widerstände mit 

 bekannten Widerständen vergleichen und mit Hilfe der oben angegebenen 

 Verzweigung nach Wheatstone auch messen, vorausgesetzt, daß man eine 

 Erwärmung des zu messenden Widerstandes durch den elektrischen Strom, 

 welchen man hindurchsendet, vermeidet. Man verwendet zu Widerstands- 

 messuugen nur schwache Elemente bis höchstens 2 Volt Spannung und 

 läßt den' Strom immer nur auf Augenl)licke geschlossen. ^lan schaltet 

 einen federnden Schlüssel in den Drahtkreis, welcher die Stromquelle ent- 

 hält . ein. Bei wässerigen Lösungen , deren Widerstandsmessungen Auf- 

 gabe des Biochemikers ist. kommt nicht nur die Änderung des Wider- 

 standes durch Erwärmung in Frage, sondern auch noch in viel höherem 

 Grade die Polarisation, d. h. die Änderung der chemischen Zusammensetzung- 

 einer Lösung beim Hindurchfließen eines elektrischen Stromes. Kohlraiisch 

 vermied die rolarisation während der Widerstandsmessung durch Verwen- 

 dung von Induktionsströmen und Vertauschung des Galvanometers als 

 Stromprüfer mit dem Telephon. Bei Verwendung von Induktionsströmen 

 wird die Ansammlung von Ausscheidungen an den Elektroden wie über- 

 haupt jede chemische Änderung der durchströmenden Flüssigkeit vermie- 

 den. Wenn das magnetische Feld eines Leiters periodische Änderungen 

 durchläuft, so ist die Summe der in einer vollen Periode in einer liich- 

 tung erzeugten elektromotorischen Kraft stets gleich Null. Der chemische 

 Effekt eines Stromdurchganges von sehr kurzer Dauer wird durch einen 

 entgegengesetzt gerichteten Strom von gleicher Dauer und genau gleicher 

 Elektrizitätsmenge wieder rückgängig gemacht. 



Stromquelle. 



Als StrouKiuelle verwendet man sehr zweckmäßig die kleinen Trocken- 

 batterien für elektrische Taschenlampen oder ein Leclanche-Element. Bei 

 Benutzung eines Enf/elmamischon llheostaten, der aus abwechselnden Lagen 

 von Kohle und Neusilber besteht, welche durch eine Schraube in ver- 

 schiedenem Grade aneinander gepreßt Averden können, kann man auch die 

 gebräuchlichen Akkumulatorenkästen von 4 Volt als StrouKiuelle l)enutzen. 

 Man reguliert die Stromstärke alsdann so, daß das Induktorium eben 

 anspricht. 



Induktorium. 



Da im Telephon hohe Töne viel l)esser gehört werden als tiefe, ist 

 ein Unterbrecher vorteilhaft, welcher einen Ton von etwa 300 — 500 Schwin- 



