Die wichtigsten physikalisch-chemischen Untersuchungsniethoden. 4s7 



gUTi£j:en erzeiitrt. Schwini^t der Hammer des Induktoriums sehr lanj-sam, 

 so stellt man uinvillkürlicli nicht auf den Ton selber, sondern anf seine 

 höheren Obertöne ein. Sehr bewährt hai)en sich kleine Induktorien mit 

 sogenanntem ..Mückeuton", bei welchem das schwingende Stäi)chen dem 

 ]\lagneten auf weniger als 5 x lO-^c genähert ist. Der Stromvei-bi-auch 

 ist bei der Kleinheit der bewegten Masse ein minimaler, der Ton für das 

 menschliche Ohr besonders gut hörbar. Durch Anbringung eines Funken- 

 töters am Induktorium verlängert man die Lebensdauer seines Instru- 

 mentes. Der Funkentöter besteht aus Glaszylinder mit Hartgummideckel, 

 an welchem 2 Platinbleche 2"5xo"5c in Verbindung mit Polklemmen als 

 Kondensator montiert sind. Der Kondensator, ein solcher ist der Funken- 

 töter, ist beim Gebrauch mit Akkumulatorensäure zu füllen. Um das Ge- 

 räusch des Induktoriums während der Arbeit zu mindern, stellt man das 

 Induktorium auf 2 Kautschukschläuche und verschließt es in einen Papp- 

 kasten (nicht Holzkasten) mit aufklappbarem Deckel. Es ist nicht ratsam, 

 das Induktorium weit vom Arbeitsplatz w^eg zu verlegen, weil öfters eine 

 Einstellung der schwingenden Feder bei der Häufigkeit der Unterbre- 

 chungen nötig wird. Mit gut platinierten Elektroden lassen sich bei \'er- 

 wenduug jedes beliebigen Induktoriums gute Messungen erzielen. 



Die Meßbrücke. 



Ms Meßbrücke findet die Brückenwalze von Kohlrausch Verwendung, 

 noch häufiger gestreckte Drähte von 1 x 10+- c Länge mit geteilter Skala. 

 Die Brückenwalze besteht aus einem etwa H x 10+- c langen Platindraht oder 

 Platiniridiumdraht, welcher in etwa 10 Windungen auf eine MarmorroUe auf- 

 gewickelt ist. Ein Schleifkontakt teilt den Draht in zwei Hälften, deren Ver- 

 hältnis unmittelbar abgelesen w^erden kann. Man dreht beim (rebrauch 

 die Piolle, bis im Telephon ein Tonminimum hörbar wird. Die Brücken- 

 walze ist teuer und ihre Genauigkeit nicht unentbehrlich bei sachgemäßer 

 Verwendung der geraden Meßdrähte. Die sehr brauchbare Meßbrücke nach 

 Ostwald-Luther besteht aus IxlO+^c langem Platiniridiumdraht von 

 lxlO~-c Durchmesser und 17 0hm Widerstand, der auf einen weil'ien 

 Millimetermaßstab gespannt ist. Ein Hartgummischlitten trägt die Kontakt- 

 feder mit Platinspitze. Man erhält mit dieser einfachen Vorrichtung die aller- 

 genauesten Resultate, wenn man vor Gebrauch mit Hilfe zweier geprüfter 

 Widerstände die Lage der Mitte feststellt und alsdann ohne Verschieltung 

 des Mittelkontaktes durch Stöpselung in einem geprüften SiemcnsS(i\\Q\\ 

 Widerstandskasten den eingeschalteten Widerstand gleich dem zu messen- 

 den Widerstände macht. Das Tonminimum im Telephon zeigt alsdann den 

 INIoment an. in dem bei Mittelstellung des Brückenkontaktes der ^\ ideistand 

 im Piheostat gleich dem gesuchten Widerstand ist. Diese Methode besitzt 

 noch den Vorteil, daß sie ohne jede Bechnung die absoluten Widerstands- 

 werte unmittelbar abzulesen gestattet. Man könnte bei diesem \'erfahren 

 allerdings die Meßbrücke durch zwei geprüfte genau gleiche Widei-stände 



