Die wichtigsten physikalisch-cliemischen Untersuchungsmethoilcn. 4SU 



bei seinen ITntersuchungen zwei parallel fzeschaltete T('lei)li(>ii('. von welchen 

 eines durch ein Stativ fest aui:' dem Tisch an^ehraclit wird. Man Iciit das 

 rechte Ohr iieiien das feststehende Telephon und halt mit der linken Hand 

 das zweite Telephon gegen das linke Ohr. Alsdann hat man die rechte 

 Hand frei zur Verschiebung der MeLil)rücke. resp. zur Stöpselung des 

 Präzisionsrheostaten sowie zui- Ein- und Ausschaltung des primären Strom- 

 kreises. Ostivald rät bei Verwendung nur eines Tclephones dui'cli hohle 

 Glaskügelchen, welche in das unbenutzte Ohr gesteckt werden — Anti- 

 jihone — , die störenden Geräusche fernzuhalten. Die \'erw('ndunu- zweier 

 Telephone ist vorzuziehen. 



Verbesserung des Tonminimums durch Kondensatoren. 



Bei gut platinierten Pilektroden wird man l)ei Untersuchung von 

 Widerständen bis 10+* Ohm nicht auf Schwierigkeiten stolien. Hei 

 sehr großen Widerständen dagegen gelingt es oft nur mit Hilfe von 

 Kunstgriffen, scharfe Tonminima zu erzielen; Widerstände von Millionen 

 Ohm lassen sich mit Wechselströmen und Telephon nicht iiiehi' be- 

 stimmen. Man verwendet zur Verbesserung des Tonminimunis i)ei sehr 

 großen Widerständen Kondensatorkästen (käufUche) von veränderlicher 

 Kapazität und ermittelt zunächst die Zweigleitung, welche des Kondensators 

 bedarf. IJeobachtet man eine A'erbesserung des Tonminimunis. so sucht 

 man durch Stöpselung des Kondensators die passendste Kapazität. Einer 

 Kondensatorladung der Elektrodengefäße. welche ein scharfes Tonminimum 

 verhindert, kann nach Kohlrausch durch Benutzung von Petroleum- oder 

 Paraffinbädern begegnet werden. Die Widerstände in dem Elektroden- 

 gefäb dürfen nicht unter ein bestimmtes Maß sinken, damit nicht trotz 

 des Wechselstromes Polarisation und (bamit eine ^'erschlecllterung des 

 Tonminimunis eintritt. Für jeden Quadratzentimeter wirksamer Elektroden- 

 oberfläche soll der Widerstand etwa 100 Ohm betragen. Kann die 

 Polarisation nicht verhindert werden, so verwendet man kleine Tauch- 

 dektroden in gut leitender Flüssigkeit (z. P). verdünnter Salzsi'iin-e). deren 

 Spitzen sehr nahe beieinander stehen, in einer Nachbarleitung, indem man 

 die Spitzen so tief eintaucht, daß ein gutes Tonminimum hörbar wird. 

 Bei sehr großen Widerständen schlägt Kohlrausch vor, Telejjhon und Sti-(un- 

 quelle zu vertauschen und bei verschiedenen Einste!lung(Mi das .Mittel zu 

 nehmen. Bei Messungen von Widerstimden zwischen hundert und zehn- 

 tausend Ohm sind alle eben erwähnten Kunstgriffe überflüssig und Schwie- 

 rigkeiten für die Erlangung eines ausreichend scharfen Tonminimums 

 in den Telephonen nicht zu erwarten. 



Widerstandsgefäße. 



Für die Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Lösungen koniiiien 

 Gefäße mit veränderlicher und solche mit unveränderlicher Kapazität in 

 Betracht. Die ersteren (Fig. 52:-J) vereinfachen die Rechnung, indem man ilen 



