4yu 



II. Frieilfiithal. 



Widerstand oder die Kapazität des Gefäßes auf eine rmidt' Zahl bringen 

 kann. TJenauere Messungen erzielt man mit Gefäßen mit unveränderlicher 

 Kapazität. Achtet man heim Einkauf darauf, dall die iiläsernen Elektroden- 

 lialter wirklich starr miteinaiuler verbunden sind, und daß die Dicke der 

 riatinbleche ein \'erbieüen des Metalles ausschlielU. so kann man jahre- 

 lanu- bis auf ein Promille konstante Kapazitäten desselben (jefäßes be- 

 obachten und sich mit halbjährijier Aichuui^' der Gefäße begnügen. Die 

 Form der p]lektroden und der Gefäße ist bei Beobachtung der oben an- 

 gegebenen \ Orsichtsmaßregeln gleichgültig. Sehr konstant in ihrer Kapazität, 

 aber dafür nicht ganz leicht zu reinigen, sind die Tauchelektroden von 

 Kohlrausch (Fig. 522), Glasgefäße mit Ein- und Austrittslöchern für die zu 

 messende Flüssigkeit und im Tunern angebracliten I'lntinl)lechen. Man muß bei 

 ihrer Verwendung gröl'iere Flüssigkeitsmengen zur Messung zur \'erfiigung 

 haben und auf die LJinnenreinigung ganz besondere Sorgfalt verwenden, er- 

 zielt aber dafür sehr genaue Resultate. Der 

 Biochemiker wird öfter als der Physiker in 

 die Lage kommen, an ganz geringen Flüssig- 

 keitsmenu'en Leitfähiükeitsmessungen aus- ^^^ r a» _ 



führen zu müssen. Seit 10 Jahren verwendet ;|. ^ | L| 



Verfasser zu diesem Zwecke kleine, sell)stge- 



/ 



Fig. 618. 



¥\s. 519. 



Fit? .520. 



Fig. 523. 



Fig. 5-21. Fig. 522 



fertigte Gefäße mit nur 1 cm^ Inhalt, deren Kapazitätskonstanz trotz derdraht- 

 förmigen Elektroden sehr befriedigte (Fig. 521). Jetzt sind derartig kleine 

 Widerstandsgefäße bereits im Handel zu haben und ihre Anschaffung für bio- 

 chemische rutersuchungen sehr zu empfehlen. Messungen, die sich über mehi-ere 

 Jahre erstreckten im Laboratorium des \'erf assers, ergaben für ein Paar Kohl- 

 mwsc//- Versenkelekti-oden C = 015537 ± 0'00045, für ein offenes Elektroden- 

 gefäß nach Ost irald zum Umrühren des Inhaltes mit den Blechelektroden einge- 

 richtet (Fig. 51 8) C = 0.52271 ± 0-0025 und für die selbstgefertigten Tauch- 

 elektroden mit 1 c»?3 Flüssigkeitsinhalt, bei dem die Platindrähte in den Bauch 

 einer 1 cms-Vollpipette eingeschmolzen waren, C = 0"78525 ± 0"0035. Die 

 Genauigkeit der Leitfähigkeitsmessuugen ist auch bei Verwendung von 1 cm^ 

 Fhissigkeit völlig ausreichend. Man vergesse beim Arbeiten mit kleinen 

 Flüssigkeitsmengen nicht, die F]rwärmung dui-ch den Meßstrom auf das 

 geringst mögliche Maß zurückzudäinmen durch \'erwendung ganz schwacher 



