Die wichtigsten physikalisch-chemischen üntersnchuiigsmethoden. 49I 



Stronuiiiellcii und uaiiz kuiyor Hoohaclitunnszoitoii. Die Tauclicloktrodcn 

 bedürfen einer sehr laiii>en Zeit, einei- noch hiniicren Zeit die Pijjetten- 

 elektroden für den Teniperatui'ausiileieh mit dem umiiehenden P)a(h'. 



Bei offenen ElektrodenuefäOen fand es Verfasser in ein/i-hicn Fallen 

 praktisch, die Temperatur des Inhaltes durch kleine, in Zehntel j,n-ade ^^e- 

 teilte, geprüfte Xormalthermometer mit einer Skala von nur 5" Länii'e zu 

 messen, welche während der Widerstandsmessung in der Lösung' eingetaucht 

 bleiben. Eine etwaige Erwärmung der Flüssigkeit durch die Wechselsti-iime 

 wird alsdann sofort sichtbar und meßbar und die \'erwendung eines Jiades 

 kann umgangen werden. Ein Laboratorium, in welchem hiiufig marigebliche 

 Widerstandsmessungen ausgeführt werden sollen, tut gut, sich einen Satz 

 solcher geprüfter Xormalthermometer anzuschaffen, dessen Meßbereich von 

 0" bis 50" reicht. Uei Verwendung von Thermostatbädern zur Erwärmung 

 der Elektrodengefäße kommt man allerdings mit einem einzigen genau 

 geaichten Xormalthermometer mit Zehntelteilung der Grade aus, aber die 

 Dauer der Versuche ist sehr verlängert und kleine Fehler durch unbe- 

 achtete Erwärmunu' der zu messenden Flüssigkeit sind nicht ausüeschlossen. 



^o^ 



Platinieren der Elektroden. 



Mit unplatinierten Elektroden ist ein brauchbares Tonminimum für 

 gewöhnlich nicht zu erzielen. Man taucht die Elektrodenbleche zunächst 

 in konzentrierte Kalilauge, dann in Wasser, dann in starke Salpetersäure 

 und spült nochmals mit Wasser nach. Den Platinübei'zug stellt man her, 

 indem man bei mäßiger Gasentwicklung einen elektrischen Strom durch 

 die Elektroden sendet, in einer Lösung, welche o" des käuflichen Platin- 

 chlorids und zugleich 0-025 "/o Bleiacetat enthält. ^lit 4 Volt Spannung 

 erreicht man die passende Stromdichte zur Platinierung. Die TAimmcr- 

 Kurlbaumsche Platinierungsflüssigkeit ist käufhch zu haben. In kurzer 

 Zeit bedecken sich die Elektroden bei wiederholter Stromumkehrung gleich- 

 mäßig mit einem samtschwarzen Überzug von fein verteiltem Platinmohr. 

 Nach 4 bis S Minuten ist die Platinierung vollendet. Der Dleizusatz ver- 

 bessert die Elektrodenwirkung um das Fünf- bis Zehnfache. Xach dem Plati- 

 nieren sind die Elektroden in fließendem Wasser gründlich abzuspülen und 

 in lo/oiger Kochsalzlösung durch einen Strom von 4 \'olt Spannung zu leb- 

 hafter Wasserstoffentwicklung anzuregen. Die beiden Elektroden verbunden, 

 müssen dal)ei die Kathode, ein drittes Platinblech die Anode l)ilden. Das 

 beim Platinieren vom Platinmohr absorbierte Chlor wird dadurch reduziert 

 und in leicht entfernbare Salzsäure verwandelt. Das letzte Auswaschen 

 der platinierten Elektroden geschieht in Leitfähigkeitswasser und wird 

 fortgesetzt, bis die Leitfähigkeit des Wassers durch l-:intauchen der Elek- 

 troden sich innerhalb 5 Minuten nicht mehr ändert. 



Man bewahre die gut platinierten Elektroden in Wasser auf, da sie 

 beim Eintrocknen an der Luft sich manchmal schwer wieder benetzen. Ein- 

 tauchen in Alkohol oder elektrisches Entwickeln von Wasserstoff stellt die 



