494 



II. Frieden t ha 1. 



dener Autoren bei Bestiinniuiig- der Leitfähii^keit derselben Stoffe beruhen 

 zum allerfirürtten Teil auf der Schwierigkeit der Thernionieterveri^leichung. 



Aufstellung der Apparate zur Widerstandsmessung von Lösungen. 



Hat mau alle iiot\vendij2,'en Apparati.' in di-r oben hesehriebeiii'U Weise 

 einzeln geprüft und vorbehandelt, so geht die Aufstellung der Versuchs- 



Fig. 524. 



anorduuug und die AusfiUiruug der Messungen sehr rasch vor sich. Man 

 füllt zunächst den Kondensator (Funkentöter) am Induktorium mit sechs- 

 fach verdünnter (vorher konzentrierter) Schwefelsäure und schaltet eine 

 Wippe in den primären Stromkreis, bei deren Umlegen der Strom des 

 Elementes oder der Trockenbatterie zum Induktorium gelangt. Jetzt er- 

 mittelt man den i'ichtigen Abstand der Feder am Unterbrecher, welcher 

 bei den kleinsten Induktorien weniger als 5xl0~-r betragen soll. Ist 



