Die wichtigsten physikalisch-chemischen Untersuchungsmethodeu. 40') 



der Abstand rklitij^- o'ewälilt, so ortünt der Mückciitou des liidiiktoriiiiiis 

 bei jedem Umlegen der Wippe, welche den priniiiren Stromkreis schli<'i;i. 

 Jetzt bedeckt man das Induktorium mit 2 Pappschachteln von nii^leicher 

 Größe, um den Ton zu mildern, stellt das auf 2 Schläuchen ruhende Induk- 

 torium aber so nahe der rechten Hand am Arbeitsplatze auf. daü ein 

 Nachstellen der Unterbrecherfeder ohne Yersuchsstörung- vor sich aehcn 

 kann. Jetzt verbindet man die Pole der Sekundärspule mit zwei gleich- 

 langen Drähten mit den Enden der Meßbrücke. Ist dies licschehen, so ver- 

 bindet man das linke Ende der Mel)l)rücke durch einen genau gemessenen, 

 nicht zu schwachen, umsponnenen Kupferdraht mit dem einen Pole des 

 Widerstandsgefäües und den anderen Pol durch einen genau gleichlangen 

 und gleichstarken Draht mit einem Pol des Stöpselrheostaten. Durch einen 

 genau doppelt so langen Draht wird alsdann die zweite Klemme des Stöpsel- 

 rheostaten mit dem rechten Ende der Meßbrücke verbunden. Nachdem man 

 sich überzeugt hat, daß die 4 Schnüre der Telephone gleich lang sind, 

 verbindet man jedes Telephon einerseits mit dem verschiebbaren Kontakt 

 in der Mitte der Meßbrücke, andrerseits mit derjenigen Klemme des 

 Rheostateu, welche mit dem Widerstandsgefäß verbunden ist. Mit Hilfe eines 

 Statives wird das eine Telephon in solcher Lage fest fixiert, dal) man das 

 rechte Ohr von seinem Sitz aus bequem und fest anlegen kann, während 

 man mit der linken Hand das zweite Telephon fest gegen das linke Ohr 

 preßt, ^lit der rechten Hand zieht man versuchsweise einen Stöpsel aus 

 dem Rheostaten. schaltet die Wippe zum Induktorium und nach Anhören 

 des Telephongeräusches sofort zurück. Hört man keinen Ton, so arbeitet 

 das Induktorium nicht und es ist nötig, dessen Unterbrecher von neuem 

 einzustellen. Der Schleifkontakt der Meßbrücke stand bei Beginn des Ver- 

 suches genau in der ]\Iitte. Nach einem zweiten Umschalten der Wippe 

 versucht man, ob durch Verschieben des Schleifkontaktes nach rechts das 

 Telephongeräusch lauter oder leiser ertönt. Wird der Ton lauter, so ist 

 der gestöpselte Widerstand zu groß, wird er leiser, ist er zu klein. Jetzt 

 stellt man den Schleifkontakt wieder auf die ]\Iitte der Brücke ein. mit 

 Hilfe einer Lupe, und sucht durch Benutzung- des Rheostaten gleich dem 

 Gewichtssatz einer W^age denjenigen Widerstand im rechten Stromkreise, 

 bei welchem das Telephon ein Minimum erkennen läßt. Hat man wenig 

 Zeit, so kann man auch durch Verschieben des Schleifkontaktes eine vor- 

 läufige Widerstandsmessung ausführen. Es verhält sich bei P^rreichen des 

 Tonminimums der gesuchte Widerstand zur linken ]\Ießdrahtsti'ecke wie 

 der Rheostatenwiderstand zur rechten Meßdrahtstrecke. Ist die linke Mcß- 

 drahtteilstrecke a zentimeterlang, beträgt der Widerstand im Rheostateu 



1x1) 

 b Ohm, so ist der gesuchte Widerstand im ^Meßgefäß in (»bin x = '^ . 



Hat man den Widerstand der Lösung einigemal niif konstantem Resultat 

 ermittelt, so liest man die Tempei-atur der zu messenden Flüssigkeit am 

 hineingesteckten Thermometer mit Hilfe einer Lupe ab. wartet kurze Zeit und 

 wiederholt alsdann mit ganz kni'z dauerndem Schlul'i der Wipi)e den Versu(di. 



