^C)(j H. Friedeutlia 1. 



Wird jetzt das TclpphongeriUisch lici der kleinsten Verschiebunti- des 

 Schleifkontaktes nach links oder rechts lauter, so ist die Widerstands- 

 bestiiiiniunu- heeiKh't und der liesuchte Widerstand der Flüssiiikeit lileich 

 dem Wi(h'rstand im lUieostaten. Alle Kecheniehler sind damit ausiieschaltet. 

 Bestimmt man jetzt auf {gleiche Weise den Widerstand bei einer anderen 

 Temperatur und findet eine Verminderuno; des Widerstandes um l*"/o auf 

 einen Celsiusijrad , so hat man eine verstärkte Sicherheit, daß alle be- 

 nutzten N'eriileichsmaße in brauchi)arem Zustande sich befanden. Stellt man 

 das Widers tandsgefäß in einen Thermostaten, so dauert es g-eraume Zeit, 

 bis eine Temperaturkonstanz im Meßgefäl) eintritt, man tut daher gut, 

 bei lU'stimmuug mehrerer Lösungen mehrere Widerstaudsgefülle in den 

 Thermostaten gleichzeitig einzustellen. 



Berechnung der elektrischen Leitfähigkeit einer Lösung aus einer 



Widerstandsmessung. 



Mit der experimentellen Bestimmung des Widerstandes einer Lösung 

 in einem (Jefäbe von bekannten Dimensionen sind alle Daten zur Berech- 

 nung der Leitfähigkeit dieser Lösung gegeben. Die Leitfähigkeit eines 

 Baumteiles ist gleich dem reziproken W^ert seines Widerstandes. Als Ein- 

 heit der Leitfähigkeit bezeichnet man die Leitfähigkeit eines Körpers, von 

 dem eine Säule von 1 cm Länge und 1 cm'^ Querschnitt den Widerstand 

 von 1 Ohm besitzt. Die Widerstandskapazität des Meßgefäßes ist diejenige 

 (h'öße, welche angibt, welchen Widerstand eine Lösung, deren Leitfähig- 

 keit gleich der Einheit ist, in diesem Gefäße haben würde. Hat eine Lö- 

 sung, welche sich zwischen zwei Elektroden von lern Entfernung und je 



1 cm^ Oberfläche befindet, einen Widerstand von ^ Ohm, so ist das Leit- 

 vermögen dieser Lösung gleich K. Um die Widerstandskapazität des ]\Ieß- 

 gefäßes zu bestimmen, braucht man nur den Widerstand W einer Lösung 

 von bereits bekanntem Leitvermögen K in dem Gefäße zu bestimmen. Er- 

 mittelt man den Widerstand einer Lösung von bekanntem Leitvermögen K 

 im Meßgefäß zu W Ohm, so ist die Widerstandskapazität dieses (iefäßes 

 C = KxW. Diese Widerstandskapazität des Gefäßes ist mit Hilfe mehrerer 

 Standardlösungen genau zu bestimmen. Nehme ich eine andere Lösung, so 

 verhalten sich die Leitvermögen umgekehrt wie die beobachteten Wider- 



stände, d.h. ,1=.^ oder C=:Kx^^. K, =:-^. oder K,—v^- Kenne 

 K V\i VVi V>i 



ich daher C und messe den Widerstand einer Lösung in demselben Gefäß 



(W^), so kann ich deren spezifische Leitfähigkeit (K) berechnen. 



Normalflüssigkeiten zur Bestimmung der Widerstandskapazität 



der Meßgefäße. 



Als Aichfliissigkeit eignet sich vorzüglich Chlorkaliumlösung von be- 

 kanntem Gehalt. Enthält eine Lösung bei 18° C 74-60^ KCl (also 74-57^ 



