500 



H. Friedenthal. 



Temperatur t dradj Tt = 2-ai4 X lo''" ' [l + .y^^J. Gewöhnlich t'iiulet 



iiiaii die Aiiiiabe, dali der osmotische Druck l)ei 0^ 22-M Atmosphären be- 

 tr;ii?t, wenn nämlicli ein (Jrammolekiil im Liter iielöst wird. Für die 

 Fhissiükeitcn der Warmblüter wäre es praktisch, den osmotischen Druck 

 stets für ;>So^ also für die Durchschnittstemperatur der Warmblüter zu 

 berechnen. 



Die molekulare Gefrierpunktserniedrigung des Wassers ist experimentell 

 zu 1-85x10+* bis 1-89 X 10+* bestimmt worden. [ aw'^ i?q^" lehrte die Ge- 

 frierkonstante für jedes Lösungsmittel K zu l)erechnen, wenn die absolute 

 Gefriertemperatur T desselben und die latente Schmelzwärme in Kalorien W 

 bekannt ist. Thermodynamische Erwägungen führten ihn zu der Formel 



ly yyi T'^ 



K (die Gefrierpunktskonstaute) = — -^ . Berechnen wir darnach die 



molekulare Gefrierpunktserniedrigung des W^assers, so müssen wir setzen 



T = 27:; \V = 80, K = ^"^ ' = 18.500. Für Arbeiten mit den 



80 



BeckniannschGn Apparaten mit nicht ganz unbeträchtlicher Unterkühlung 

 erhält man nach Versuchen des Verfassers mit der Konstanten 18.<)00 

 die genauesten Resultate. Für jedes andere Lösungsmittel labt sich nach 

 der obigen Formel die Gefrierkonstante berechnen oder, falls diese experi- 

 mentell ermittelt wurde, die latente Schmelzwärme berechnen. Die Genauig- 

 keit der Molekulargewichtsbestimmungen wird um so größer, je gröber die 

 Gefrierkonstante, je kleiner also die Schmelzwärme des Lösungsmittels ist. 

 Wasser besitzt die kleinste Gefrierkonstante unter den üblichen Lösungs- 

 mitteln und erfordert daher die größte Präzision bei der Ausführung der 

 Gefrierpunktsbestimmungen. 



Ausführung von Gefrierpunktsbestimmungen. 



Am häufigsten kommt der Biochemiker in die Lage, in wässeriger 

 Lösung (jefrierpunktsbestimmungen auszuführen. Das Instrument, welches 

 die Grundlage für die Genauigkeit der Messungen abgibt, ist das leider 

 etwas veränderliche Thermometer. Da die elektrischen Einheiten sich viel 

 leichter genau reproduzieren lassen als Temperaturen, ist auch die ^Methode 

 der elektrischen Leitfähigkeitsmessung bedeutend leichter zu großer (Genau- 

 igkeit zu treiben als Gefrierpunktsliestimmungen. Hat man ein Thermo- 

 meter in Hundertstelgrade geteilt, so daß man he\ Ablesen mit der Lupe 

 die Tausendstel schätzen kann, von der Beichsanstalt mit amthchem Prüfungs- 

 schein versehen, so dauert die Sicherheit, konstanten Nullpunkt des Instru- 

 mentes zu bewahren, nur kurze Zeit, selbst wenn man grobe Temperatur- 

 schwankungen durch Aufbewahren des Instrumentes in einem Keller 

 vermeidet. Die großen (,)uecksilbermassen der l^erA:^y^aw^LSchen Thermometer 

 oder gar von solchen. l)ei welchen einzelne (irade in Tausendstel geteilt 

 sind, lassen sehr leicht Nullpunktsschwankungen von einigen Tausendsteln 



