Die wichtigsten physikaliscli-chemischeu rntersuchiingsinethodeii. 



ÖOI 



Orad während des (Jebrauchs eintreten. Xernst und Ahegy schlagen deshalb 

 vor. bei Präzisionsinessininen stets zwei getrennte A])]»arat(' mit zwei Thci-nio- 

 metern zu benutzen. Wer dies nicht tut, inuü es vernicidi-n. ( icnuuiiikcitcn über 

 0'01° bei drefrierpunktsinessungen anzustreben. Die (ietrierpunktsniessungcn 

 wässeriger Lösung in den einfachsten Apparaten (vgl. Fig. '\2h) werden 

 in der Weise ausgefühi-t. (hil» hi;iii (He Aubcngefälie mit einem (iemenge 

 von Eis und Kochsalz füllt und soviel Wasser aufgießt, dab der in (irade 

 geteilte Aubenthermomoter etwa 2" Kälte anzeigt nach gleichmäbigem (in- 

 rühren. Jetzt taucht man das mit etwa 25 e»^^ Leitfähigkeitswasser beschickte 

 Lmengefäß, in welchem sich das geprüfte Thermometer 

 mit Hundertstelteilung befindet, direkt in die Auben- 

 lösung und beobachtet unter gleichmäbigem Rühren mit 

 dem Platinrührer das Fallen des Thermometers. Wenn 

 die Temperatur unter Null gesunken ist, wird das Thermo- 

 meter bei einem bestimmten Punkte anfangen zu steigen, 

 nämlich dann, wenn in der unterkühlten Flüssigkeit die 

 erste Abscheidung von Eiskristallen beginnt. Sowie das 

 Thermometer zu steigen beginnt, nimmt man es aus 

 der Kältemischung, setzt es in den inneren Luftmantel 

 und beobachtet unter gleichmäßigem Piühren die Tem- 

 peratur. Zeigt die Ablesung mit der Lupe, daß das Queck- 

 silber seinen höchsten Stand erreicht hat und nur noch 

 Schwankungen von höchstens ein Hiindertstelgrad sich 

 beobachten lassen, so ist der erste Versuch beendet, 

 welcher angibt, bei welcher Temperatur reines Wassei- 

 unter den PJedingungen der Versuchsanordnung gefriert. 

 In den seltensten Fällen wird dieser Punkt der am 

 Thermometer angegebene Nullpunkt sein, sondern in den 

 meisten Fällen und oft beträchtlich darüber liegen. Das 

 Mittel der abgelesenen Endtemperaturen betrachtet man 

 nach mehrfachem Wiederauftauen und Gefrieren als den 

 wahren (lefrierpunkt des Wassers und bezieht auf diesen 

 als Xullpuidvt. und nicht auf den XuUpuidvt der Thermo- 

 meterskala, die später beobachteten (iefrier])unktsei-niedri- 

 gungen. Nach Feststellung des Gefrieri)unktes vom Wasser fiült man (be 

 Innenzylinder mit einer Lösung von bekannter Konzentration und ermittelt 

 von neuem den Gefrierpunkt. Es ist dabei vorausgesetzt, daß der (iefrier- 

 punkt der untersuchten Lösung oberhalb von 2o Kälte gelegen ist, sonst 

 muß man die Feststellung des Nulli)unktes bei kälteren Außentempe- 

 raturen wiederholen, denn es ist wesentlich, daß Lösung und Lösungsmittel 

 bei denselben Außentemperatnren zum (iefrieren gel)racht wei-den. Hat 

 man sich von dem (iefrierpuukt der Lösung überzeugt, so jtrütt man mit 



K.p 



Fig. 525. 



Hilfe der oben angegebenen Formel M 



ö'^t?^ 



^ 



ob das bekannte Molekular- 



gewicht der benutzten gelösten Substanz mit genügender Annäherung bei 



