^Q2 H. Frieden tliul. 



Einsetzen der bekannten Konzentration (p) und der ermittelten (iefrier- 

 punktserniedriiiiinii' A sich berechnen läßt. Eine Abweichung unter 2o/o des 

 theoretischen Molekulargewichtes bei nicht dissoziierenden Substanzen ist 

 als Beweis für richtige Handhabung des einfaclien (iefrierapparates anzu- 

 sehen. Man kann gleich bei diesen ersten orientierenden Versuchen sich 

 davon überzeugen, ob man eine größere Ainiäherung an den theoretischen 

 "Wert erhält, wenn man als Konstante des Apparates 18.900 oder, wenn 

 man 18.500 wählt. 



Als experimentelle Schwierigkeiten bei Ausführung der Gefrierpunkts- 

 bestimmungen in der obigen einfachen Form kommen in Betracht: ^'ersagen 

 der Eisabscheidung bei Erreichung der Temperatur des AußenzylincU-rs, 

 also unbeabsichtigt starke Uuterkühlung und ferner Hängenbleiben des engen 

 Quecksilberfadens im Thermometer an einer falschen Stelle. Die erstge- 

 nannte Schwierigkeit wird durch das sogenannte Impfen der Innenflüssig- 

 keit l)eseitigt. Zu diesem Zwecke ist den (iefrierapparaten ein kleiner 

 Impfstift beigegeben, bestehend aus einem ( Jlasröhrchen mit einem Watte- 

 bäuschchen als Spitze. Tränkt man diese Watte mit etwas Wasser und 

 senkt den durch ein Außenrohr geschützten Impfstift in die Kältemischung, 

 so gefriert das Wasser im Wattebausch und veranlaßt bei Berühren des 

 Platin rührers mit den Eiskristallen und ^'ersenken des Päihrers in die 

 unterkühlte Lösung momentane Eisausscheidung, d. h. den Beginn des 

 Gefrierens. Man hat es mit Hilfe des Impfstiftes also in der Hand, 

 bei welcher Temperatur man die Unterkühlung der Versuchslösung unter- 

 brechen will. (Jegen das Hängenbleiben des Quecksilberfadens im Thermo- 

 meterrohr schützt gelindes Klopfen des Thermometers auf die Endkugel 

 mit einem Korkliammei-. Bei einigen käuflichen (icfrierapparaten wird 

 durch ein elektrisches Rührwerk der Platinrührer in gleichmäßige Bewegung 

 gesetzt und zugleich das Klopfen auf das Thermometer durch einen Kork- 

 hammer betätigt. Unbedingt notwendig sind diese mechanischen Hilfsmittel 

 bei Ausführung einfacher Messungen aber nicht. 



Präzisionsmessungen der Gefrierpunktserniedrigung. 



Präzisionsmessungen der Gefrierpunktserniedrigung bis auf einige 

 Tausendstel (irade (Jenauigkeit erfordern eine viel kompliziertere Apparatur 

 als bisher beschrieben. Das einfachste Hilfsmittel, eine erhel)lichere (ienauig- 

 keit zu erzielen, ist, wie oben angegeben, die Verwendung zweier Apparate 

 von gleichem lUiu. Die \'erw^endung großer Mengen von Lösung bewirkt 

 ebenfalls konstante (iefriertemperaturen. \ov allem ist aber auf genaue 

 Beobachtung und Konstanz der Außentemperatur Gewicht zu legen sowie 

 auf Innehaitung einer ganz geringen l^nterkühlung und einer sehr geringen 

 Differenz der Temperaturen zwischen Außengefäb und gefrierender Lösung. 

 Die Außenthermometer sollen bei Präzisionsmessungen in Zehntelgrade ge- 

 teilt und ebenfalls geprüft sein. Wodurch die Temperaturkonstanz im Innen- 

 gefäß erzielt wird, ist gleichgültig. Bei einem Teil der Apparate (Fig. 526) wird 



