Die wichtigsten physikalisch-chemischen üntersuchungsmcthoden. 507 



materiell nicht die hilliiien, al)er unzweckmär.ii-en TarierjzTanaten oder (ilas- 

 perlen, sondern die teuren, aber unfehlbar wirkenden i'latintetraeder nach 

 Beckmann verwendet. Verfasser verwendet bei 20 cm'^ Flüssij,rkeit etwa 20 (j 

 Platintetraeder und erreichte damit gleichmäßiges Sieden, selbst bei Seifen- 

 lösungen. Sehr zweckmäßig dient als Siedeerleichterer zugleich ein mit Kin- 

 schmelzglas befestigter dicker Platinstift im Boden des Siedegefäßes. Das 

 Quecksilbergefäß des Thermometers soll vor dem Beginn des Siedens eben 

 bis zum Rande in die Flüssigkeit eintauchen , nicht etwa nur von dem 

 entstehenden Dampf umspült werden. Die älteste von Beckmann angegebene 

 Form des Siedeapparates erweist sich bei Verwendung vou viel Platin als 

 die zweckmäßigste, alle seitdem angebrachten Verbesserungen, komplizierte 

 Wärmeschutzmäntel aus Porzellan oder Glas oder Einleiten von Daini)f in 

 die Lösung nach dem ^'orschlag von Landsberger, sind entbehrlich und ge- 

 währen nicht die geringste Steigerung der Genauigkeit der Messungen. 

 Erwähnung verdient nur die elektrische Heizung der zu siedenden Lösungen 

 nach Bigeloic durch einen in der Lösung selbst befindlichen Phitindraht. 

 wobei als VVärmeschutz ein Z^eu'orsches Vakuumgefäß dienen kann. Mit 

 der elektrischen Heizung ist ein sehr gleichmäßiges Sieden leicht zu er- 

 reichen. ^"erfasser erzielte ein sehr gleichmäßiges Sieden ohne Anwendung 

 von Elektrizität durch Eintauchen des mit 20 .7 Platintetraeder beschickten 

 Siedegefäßes in ein heißes Paraffinbad, dessen Temperatur etw'a 80" über 

 der Siedetemperatur gehalten wurde. Kleine Schw-ankungen des Gasbrenners 

 kommen bei dieser Methode der Heizung nicht zu schädlicher Wirkung: 

 es gelingt leicht, das Paraffinbad auf einen Grad konstant zu halten. 



Damit der kondensierte Dampf nicht in kalten Tropfen in die heiße 

 Lösung gelangt, läßt man an neueren Apparaten den Kühlerstutzen ohne 

 Absatz in das Siedegefäß übergehen und versieht den Kühler mit Glas- 

 w^arzen, welche ein gleichmäßiges Herabrinnen des Kondensates vermitteln. 

 Die Menge vom Lösungsmittel, w^elche während des Siedens teils als Damj)!'. 

 teils als herabrinnende Flüssigkeit der Lösung entzogen wird, schätzt man 

 auf etwa 0-?)cm'^ und korrigiert danach das \'olum der Lösung: nach dem 

 Versuch überzeugt man sich durch Wägung davon, dal» nicht während des 

 Siedens das Volum der Lösung sich durch Dampf verlust geändert hat. 

 Änderungen des Barometerstandes während eines Versuches können erheb- 

 lichere P'ehler bei der Bestimmung verursachen, wenn man nicht in einem 

 zweiten Apparat, was dringend anzuraten, während des Versuches reines 

 Lösungsmittel sieden läßt, so daß jederzeit mit der Ablesung des Siede- 

 punktes der Lösung auch der Siedepunkt des Lösungsmittels gleichziMtig 

 bestimmt werden kann. ^lan kann durch eine Korrckturformel 



M == K 



L (A + ( 1 B . K 

 Bm 



den Einfluß einer erheblichen Änderung des Barometerstandes während 

 eines Siedeversuches in Kechnunsr ziehen. In dieser Formel bedeutet P) (h-n 



