^-j^fj H. Friodeiitlial. 



nicht mehr plasmolysiert, so ist dio hotreffende Lösunu- 10~* normal \\\o 



die 3-427oige Rohrzuckerlösung-, c = ^ , dai'in bedeutet c die Molkoii- 



zentratiou, p den Trozentgehalt an gelöster Substanz, M das Molekular- 

 gewicht. Wir können mit Hilfe dieser Formel mit der Methode der Plas- 

 molyse feststellen entweder die Molkonzentration c oder das Molekular- 

 gewicht oder den l'rozentgehalt einei- in Lösung befindlichen Substanz. 



Bei ungefähr P'oigen Kochsalzlösungen sind Unterschiede von 0"02Vo 

 Kochsalz noch festzustellen. Die Methode der Plasmolyse steht abgesehen 

 von einer gewissen rnbeiiuemlichkeit, den übrigen Methoden zur IJestini- 

 mung des Molekulargewichtes an (rcnauigkeit nicht erhebüch nach. 



Die Bestimmung des osmotischen Druckes einer Lösung mit 



dem Hämatokrit. 



Bringt man die roten Blutscheiben eines Säugetieres in Lösungen 

 von verschiedener Piezonteukonzentration, so ändert sich das Yolum der 

 P)lutscheil)en, wenn die Lösungen nicht mit dem I)lut])lasma isotonisch 

 sind. Ks nimmt ab in hypertonischen Lösungen und nimmt zu in schwach 

 hypotonischen LIisungen. Ist die Versuchslösung stark hypotonisch, so tritt 

 Hämatolyse ein, d. h. Austritt des Hämoglobins aus den roten Blutscheiben. 



Der von Koppe angegebene Hämatokrit besteht aus einem etwa 7 cm 

 langen, sehr engen (ilasrohr. welches mit Hundertteilung versehen ist und 

 an beiden Enden mit kleinen Gummiplättchen verschlossen werden kann. 

 Das Piohr des Hämatokrits wird mit Hilfe einer Pravazspritze mit P)lut 

 und Standardlösung gefüllt, verschlossen und zentrifugiert, bis das \'olum 

 der roten Blutscheiben konstant geworden ist. Dann füllt man den Häma- 

 tokrit mit einer Vergleichslösung, w^elche die gleiche Blutmenge enthält 

 und variiert die Konzentration der ^'ergleichslösung•, bis das identische 

 Volum der LSlutsäule erzielt ist. In diesem Falle ist die Molkonzentration 

 der Vergleichslösung gleich derjenigen der Standardlösung. 



Die (ienauigkeit der Messungen mit dem Hämatokrit ist die gleiche, 

 wie die der plasmolytischen Methode, die Fehler überschreiten selten 47o 

 der Messungsgrölie. Als besonderer Vorzug ist die Kleinheit der verwen- 

 deten Flüssigkeitsmengen bei der Hämatokritmethode anzusehen. Die Be- 

 stimmung der Temperaturen ist allerdings nicht genau und die genauere 

 Messung bietet gewisse Schwierigkeiten. Mit Hilfe des Hämatokriten lallt 

 sich innerhalb gewisser Grenzen bestimmen, ebenfalls nach der Formel 



c = — ^vT, die Molkonzentrationszahl der Piezonten im Kubikzentimeter 

 lOU M' 



oder das Molekulargewicht des Gelösten oder der Prozentgehalt von Lö- 

 sungen von bekannter Zusammensetzung bei Abwesenheit von Dissoziation. 

 Mit dem Hämatokriten und der -plasmolytischen Methode wäre es auch 

 möghch, den Dissoziationsgrad von Stoffen von bekanntem Molekulargewicht 

 zu bestimmen. 



