Elektrische Entladungen. 520 



der einer Eiitladun^^ von liatterie und Wolke entspricht, ist unwesentlich. 

 Unter die ..Wolke'' werden die \'ersuchsobjekte gebracht. 



Die von den beiden Genannten aust^eführten Versuche bezweckten den 

 Nachweis, daß das während eines Gewitters häufig- beobachtete Fischsterben auf 

 Sauerstoffzehrung unter dem Einfluß der elektrischen J^ntladungcn beruhe. 



Sehr zahlreich sind die Vorschläge, die für Versuche mit Hilfe der 

 stillen Entladung angestellt sind. Drei Apparate, deren Einrichtung in 

 engem Zusammenhang unter sich und mit der verfügbaren StronKiuelic 

 stehen, besitzen hierbei große Wiclitigkeit: das Induktorium, der Unter- 

 brecher und das Entladungsgefäß. 



Solange man mit niedrigen Spannungen zur Speisung der Primär- 

 spule des Induktors arbeitet, empfiehlt sich ein Platin- bzw. Platiniridium- 

 unterbrecher. Eine höhere Spannung als 12 ^'olt, entsprechend (5 Akkumu- 

 latoren, anzuwenden, ist für diese Unterbrecher nicht ratsam , w(nl bei der 

 Unterbrechung zwischen den Kontakten des Hammers ein so großer Wider- 

 stand entsteht, daß sich zwischen ihnen praktisch der ganze Spannungsabfall 

 unabhängig vom äußeren Widerstand konzentriert. Dadurch tritt bei zu 

 hohen Spannungen eine starke, bald zur Zerstörung der Kontakte führende 

 Funkenbildung ein. 



Zur Erziekmg einer beträchtlichen chemischen Wirkung durch stille 

 Entladung ist die Verwendung nicht zu kleiner Induktorien ratsam, deren 

 Maximalfunkenlänge wenigstens 15 cm beträgt. Je nach der Wahl des 

 Unterbrechers ist ihre Konstruktion in mehreren Punkten verschieden. Bei 

 der Verwendung des Kontakt- oder Hammerunterbrechers ist die Anwendung 

 eines Kondensatorens.ystems, das geAvöhnhch im Bodengehäuse des In- 

 duktoriums untergebracht wird, notwendig; stärkere Selbstinduktionen in 

 der Zuleitung zur Primärspule sind zu vermeiden. Elektrolytische Unter- 

 brecher, Wehnelt- oder Simon-Unterbrecher, bedürfen keiner Kondensatoren, 

 die, falls sie im Apparate hegen, durch Abbiegen der betreffenden Drähte 

 auszuschalten sind ; hingegen wird durch die Einschaltung von Selbst- 

 induktionen in Form stärkerer, einen weichen Eisenkern umschließender 

 Solenoide die Exaktheit der Unterbrechung günstig beeinflußt, zumal, wenn 

 der Entladungsvorgang selbst eine nicht genügende Belastung der Sekundär- 

 wicklung besorgt. Das ist besonders der Fall bei der Ausführung von Versuchen 

 mittelst stiller Entladung an einer für Röntgenzwecke eingerichteten Apparatur. 



Quecksilberunterbrecher schließlich erfordern eine Kondensatoraidage. 

 die zweckmäßig fabrikatorisch auf den benutzten Unterbrecher abgestimmt 

 wird. Selbstinduktionen im Stromkreis sind weder notwendig noch emi> 

 fehlenswert. Die letzte Form der Unterbrecher ist ebenso wie der elektro- 

 lytische bei Anwendung höherer Primärspannungen ( 70 — 220 Volt) vorzuziehen. 



Die meiste Beaufsichtigung bedarf bei länger währenden \'ersuchen, 

 um die es sich fast stets handelt, der Hammerunterbrecher, so daß hier 

 noch einige genauere Angaben am Platze sind, i) 



*) Walther Lüh , Studien über die chemische Wirkung der stillen elektrischen 

 Entladung. Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 12. S. 282 (1906). 



