526 ^V. Lob. 



Für einen Induktionsapparat mit einer ]\Iaximalfnnkenlän£?e von lö cm 

 wird diese Höolistieistuu.u' meist schon bei einer l'i'imärstromstärke von 

 etwa 4 Ampere bei 10 ^'olt ISetriebsspannung erzielt. Als geeiiinete Verhält- 

 nisse haben sich die folgenden bewährt: Widerstand der Sekundärrolle 

 etwa 10.000 Ohm: Widerstand der Primärrolle 0-2— 0-8 Ohm. Die Primär- 

 wicklung befindet sich am besten unmittelbar fest auf dem inneren Eisen- 

 kern und ist mit diesem innerhalb des Hohl/ylinders. auf dem die Sekundär- 

 spule liegt, gemäli des durch die Länge der ^'erbindungs(lrähte zwischen 

 Primärspule und Kon(hMisator gewährten Spielraumes verschiebbar. Dadurch 

 ist man in der Lage, die Entfernung des l'nterbrecherhammei-s vom Eisen- 

 kern, welche die Exaktheit der l'nterbrechuugen becinflulit. zu variieren. 



(ileichfalls von Bedeutung für ein gleichmäßiges ruhiges Arbeiten 

 des Listruments und zur Erzielung geeigneter Oszillationen ist die Größe 

 bzw. das Gewicht des Unterbrecherhammers. Ein leichter Hammer ist im 

 allgemeinen vorzuziehen; jedoch sind diese Verhältnisse in jedem Fall 

 durch Ausprobieren zu ermitteln. Man kann das Gewicht leicht durch Ver- 

 größerung oder \'erkleinerung des am Kujjfer- oder Messingarm des 

 Hammers sitzenden Eisenstücks verändern. Dasselbe soll im Ruhezustande 

 des Apparates 0*5 — 1 cm von dem Eisenkern der Priraärspule entfernt 

 sein. Als Kontaktmaterial ist nur Platiniridiumlegierung (10 — 207o Iri- 

 dium) zu empfehlen. 



Bei (lern elektrolytischen ('TFe/zwfZ/) Unterbrecher sind solche Vorsichts- 

 maßregeln nicht erforderlich : er wird meist zum Betrieb von Röntgen- 

 röhren vorwandt. Eine Röntgeneinrichtung ist im allgemeinen für Versuche 

 mit stiller Entladung ohne weiteres anwendbar, nur sind die Dimensionen 

 der Entladungsapparate den hohen Energielieferungen anzupassen, die 

 leicht einen Funkendurchgang statt der funkenlosen Entladung veranlassen. 



Sehr geeignet schließlich sind die von der Elektrizitätsgesellschaft 

 Sanitas in Berlin in den Handel gebrachten Rotax-Quecksilberunterbrecher, 

 bei denen durch einen I']lektromotor Quecksilber unter Petroleum zentri- 

 fugal in eine Rinne geschleudert wird, durch die eine exzentrisch rotierende 

 Lederscheibe mit einzelnen Kontaktstellen streift. Durch Verschiebung der 

 Exzenti-izität kann mau die Unterbrechungszahl variieren; ebenso durch 

 die Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors, die durch einen äußeren 

 Widerstand regulierbar ist. Da man schließlich die Stromstärke in der 

 Priniärspule belielug einstellen, sowie die Stellung der Kontaktscheibe fest- 

 legen kann, ist ni.iu imstande, ganz genau definierte Verhältnisse zu schaffen 

 und jederzeit zu reproduzieren. 



Das ist l)esonders wichtig, weil außer der genauen Definition der 

 Versuchsbedingungen keine einfache Methode existiert, die von der Se- 

 kundärspirale gelieferte elektrische Energie direkt zu messen. Ihre Berech- 

 nung aus den Werten des Primärstromes und der Einrichtung der Ajipa- 

 ratur, Unterbrechungszahl, Zahl der Sekundärwindungen, deren Widerstand, 

 Kondensatorwirkuug usw. ist für die hier zu besprechende Arbeitsmethode 

 wertlos, weil in der stillen Entladung eine Reihe von Prozessen nebeneiu- 





