pneUtrisc'lie Eütladanjrcu. 



rj 



>u 



Hähne und durch Heben des Quecksilherreservoirs (' können die (iase aus 

 Ä in die lUirette E gebracht und analysiert werden. 



u 



^ 



z 



Fig. 530. 



Ein Apparat, welcher für die Zersetzung 

 der Dämpfe siedender Flüssigkeiten geeignet ist i) 

 (Fig. 581), besitzt einen auf das mit Ilückflulj- 

 kühlung versehene Entladungsrohr, das eine innere 

 und eine äußere Kochsalzelektrode in Glasröhre 

 und Glasmantel enthält, aufgeschliffenen Siede- 

 kolben. Durch den Faickflußkühler werden die 

 entweichenden Gase aufgefangen. 



Für Dauerversuche ist von Löh 2) eine 

 Einrichtung angegeben, welche ständige Erneuerung 

 der Reaktionskomponenten oder eines Teiles der- 

 selben gestattet (Fig. 532). 



Der Entladungsraum c, ein GlaszyUnder 

 (Fig. 532) von 40 cm Länge und V4:cni innerem 

 Durchmesser, trägt, konzentrisch eingeschmolzen, 

 das 43 cw lange und lern weite (äußerer Durch- 

 messer), oben offene, unten geschlossene Glasrohr r/, 

 das die innere Belegung, verdünnte Kochsalzlösung, 

 aufnimmt. Der Wandabstand im Entladungsraum 

 beträgt also 2 mm. Auf c ist außen der oben offene, 

 37 cm lange und 3*5 bis 4 ßm weite (Hasmantel 6 

 aufgeschmolzen, der gleichfalls mit verdünnter 

 Kochsalzlösung als äußerer IJelegung gefüllt wird. 

 Durch riatindrähte wird der Strom der Sekunditr- 

 spirale des Induktoriums den beiden Itelegungcn 

 zugeführt. In dem höchsten Punkte des Entladungs- 



Fig.531. 



') Walther Löh, Studien übor die chcniisclie Wirkung der stillen elektrischen 

 Entladung. Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 12. !S. 285 (19UG). 

 '') 1. c. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 34 



