r)30 



\V. Löl.. 



raiimes sitzt das Kapillarrohr /' mit oiiiiioschliffeiioiii DreiwPiihahn , der 

 einerseits die Koininunikation mit (Um- Luft . andrerseits mit der Hempel- 

 schen Bürette C iiestattet. Am unteren Ende erweitert sich das Ent- 

 laduni>srohr r zu dem .•> cm lantien . kuiielförmii^en Ansatz d, der sieh 

 nach unten zu einem einiiie Zentimeter langen (ilasrohr mit einge- 

 schlift'enem Dreiweghahn c verjüngt. Letzterer verbindet das Entladungs- 

 roiii- entweder mit der lUirette B oder dem Glaskolben Z>, oder schließ- 

 lich üüi-ette mit Kolben. 



Fig. 582 



Die durch einen rJlashahn vei-schließbare Bürette B trägt seitlich an 

 einem genügend langen (Jummischlauch. der durch einen Quetschhahn ver- 

 schlielibar ist, das Niveauglas g. 



Die Bürette B ist mittelst ihres umgebogenen, schwach nach unten 

 geneigten Endes, des (ilasrohres A, durch einen starken, kurzen Gummi- 

 schlauch an den Elektrisator angeschlossen, so daß ihr Inhalt bei ent- 

 sprechender Hahnstellung vollständig in den Kolben D abfließen kann. 



Zur Füllung des Apparates wird zunächst der ganze Entladungsraum 

 durch Heben des Niveauglases g, während der Glashahn von B verschlossen 

 bleibt, mit der Reaktionsflüssigkeit, etwa Wasser, gefüllt, bis dieses bei / 

 an die Luft austritt. Sodann wird nach Verschluß des Quetschhahnes des 

 Gummischlauches und Öffnung des (ilashahnes von B das Eeaktionsgas, 

 etwa Kohlensäure, aus der HempehdiQn Bürette C bei entsprechenden 



