Elektrische Entladmigon. ,'),') 1 



Hahnstelluniion üliorpefülirt, so dal'» das Wasser in die lUircttc /^ i!f'dr;in<>t 

 wird und dei" Kutladiin;^sraiiiii c iianz von Gas erfüllt ist. Der (^netsch- 

 hahn des Gumniischlauches bleibt während des Versuches geschlossen, die 

 Bürette B bleil)t offen und zuweilen mit dem Kntladungsraum '• in \'er- 

 l)indunii-. so dal» das Gas sich unter etwas höherem Druck, als dem je- 

 weiligen Atmosphärendruck, i)efindet, da die Niveaudifferenz der Flüssig- 

 keitssänlen in B und A hinzukommt. 



Die \'olumänderung während der Entladung läßt sich unter Berück- 

 sichtigung der Druckverhältnisse aus dem iitand der Flüssigkeitssäule in 

 der graduierten Bürette B verfolgen. 



Das Gas im Elektrisator wird nach geeigneter Zeit, die von dem 

 Fortschritt der Zersetzung abhängt, erneuert. Die Gasmenge ist so be- 

 messen, daß ine? eine etwa 2 bis 3 cm hohe Flüssigkeitsschicht bleibt. Ver- 

 ziclitet man überhaupt auf die Beobachtung der Volumvei'änderung, so ist 

 die ganze Bürette i? entbehrlich; der (iummischlauch von r/ kann in diesem 

 Falle unmittelbar an den Elektrisator angeschlossen werden. 



Nach Beendigung eines Versuches wird das Gas in die Bürette C 

 durch Senken des Hempehdien Niveauzylinders E zur Analyse zurückge- 

 führt, neues Gas in der beschriebenen Weise in den Entladungsrauni und 

 schließlich nach Abschluß des ganzen Versuches die Flüssiukeit aus c und 

 B unter wiederholter Durchspülung mit dem in g befindlichen Wasser in 

 den Kolben ]) zur qualitativen und (luantitativen Analyse gebracht. 



T'm bei Anwendung stärkerer elektrischer Entladungen die thermi- 

 schen Einflüsse möglichst auszuschließen, ist es zweckmäßig M, die als 

 Elektroden dienenden Flüssigkeiten dauernd zu kühlen , wie es in der 

 Fig. 5o3 angedeutet ist. Der Außenelektrolyt enthält einen von kaltem 

 Wasser durchströmten Schlangenkühler aus Glas, der Innenelektrolyt einen 

 dünnwandigen Innenkühler. Beide Kühlsysteme stehen unter sich und mit 

 der Wasserleitung in Verbindung. Die übrige Anordnung entspricht im 

 Prinzip der in Fig. öo2 skizzierten. 



Ein Elektrisator, der Reaktionen zwischen Flüssigkeiten und (iasen 

 vermitteln soll, ist in Fig. 534 abgebildet. -) Der Entladungsraum, eine 20 ww 

 weite Glasröhre, umgibt die als Elektroden dienenden Elektrolvte. welche 

 sich in horizontalen, 5 tnm weiten, einseitig verschlossenen Glasröhren be- 

 finden, die 5 mm voneinander entfernt sind. Durch diese Anordnung, in 

 der die zur Reaktion zu bringende Flüssigkeit den liali)eu Apparat erfüllt, 

 wird zweierlei erreicht. f]inmal ist die Berührungsfläche zwischen Flüssig- 

 keit und Gas eine möglichst große; ferner sind die beiden Reaktionskom- 

 ponenten je einer Elektrode zugeordnet und von der zweiten getrennt, 

 so daß zwischen ihnen trotz des fortwährenden Wechsels der Polarität 

 stets die gesamte Potentialdifferenz herrscht, welche die stille Entladung 

 im Innern des Entladungsraumes herbeiführt. Der chemische Effekt ist 

 dadurch ein möglichst hoher. Der Apparat läßt sich zu Dauerversuchen, 



') Walthcr Lob. Noch nicht veröffentlicht. 

 *) Walthcr Löh. Noch nicht veröffentlicht. 



34* 



