Methoden z. Bcstimmnnsr d. Reaktion tierischer u. pflanzl. Flüssigkeiten etc. 



.).» ( 



Xormallaiii^-en aus iiiotallischem Xatrium sich schnell iiiid ^ciiaii /.u hcrcitcii. 

 Will man sich eine kohlensäurefreie Natronlauge oder Kalilauiie bereiten, 

 so tut man liut einen der iiebräuchlichen Kxsikkatoren mit Leitfähi^keits- 

 wasser statt wie sonst mitlLSO^ /ii beschicken und metallisches Natrium 

 oder Kalium in einer 8ilberschale den Wasserdiimi)fen auszusetzen, nach- 

 dem der Exsikkator <>ut luftleer gepumpt wurde. Allmählich verwandelt 

 sich das Metall in eine kohlensäurefreie Lösung von Na Oll respektive Koll. 

 Die konzentrierte wässerige Lösung wird mit Leitfähigkeitswasser verdünnt 



und mit ^^ „ (cni^) Oxalsäure auf -——- (cm^) eingestellt. Die Bereitung- 



einer Standard-Sodalösung als x\usgangspunkt für die Maßanalyse erfordert 

 größere Vorsicht und führt häufiger zu ungenauen Resultaten als die Ver- 

 wendung von Oxalsäure. 



Geräte zur Ausführung der Titrationen. 



Zur Ausführung genauer Titrationen bedarf man geprüfter Nonnal- 

 büretten mit Zehntelkubikzentimeterteilung. Am geeignetsten sind solche, 

 welche einen kleinen Glastrichter zum bequemen Nachfüllen am oberen Ende 

 angeschmoken tragen. Zur Verhinderung einer ungenauen Ablesung duirh 

 falsche Augenhöhe beim Ablesen dient entweder eine Visiervorrichtung mit 

 zwei straff gespannten Menschenhaaren, welche an der Bürette verschoben 

 werden kann, oder der ScheUbach^che Streifen, ein schwarzer Längsstreifen 

 auf weißem (Irunde. Visiert man durch die Flüssigkeit einer Bürette mit 

 SchcUbachsdiem Streifen, so zeigt eine schwarze Spitze auf den gesuchten 

 Teilsti'ich bei richtiger Augenhöhe, bei falscher Augenhöhe sieht man keine 

 symmetrisch gestaltete Spitze. Man beachte, daß stets auf den unteren 

 Rand des Flüssigkeitsmeniskus bei Ablesungen eingestellt wird. 



Ein Titriergestell muß 2 solcher Büretten enthalten, damit niemals die 

 Säurebürette mit Lauge beschickt wird und umgekehrt. Zur Vermeidung 

 von Verwechslungen beklebe man die Säurebürette mit einem Streifen i'oten 

 Lackmuspapieres, die Laugenbürette mit blauem Lackmuspapier und mache 

 durch Lackieren das Papier wasserdicht. Als liitergrund verwendet man 

 eine weiße Milchglasplatte zur genauen Erkennung des Farbenumschlages. 

 Sämthche Geräte für Titrationen sollen aus Jenenser Normalgias gefertigt 

 sein, namentlich die Titrierkölbchen, da aus gewöhnlichem Glase reichlich 

 Bestandteile von Laugen ausgelöst werden, welche den Titer schwacher 

 Laugen verändei'n. 



Als Titrierkölbchen verwendet man zweckmäßig schlanki" Fiiennu'yer- 

 kölbchen aus Jenenser (41as mit engem Halse, welche ein Umschütteln der 

 Flüssigkeit ohne Umherspritzen gestatten. Man verwende stets so wenig 

 wie möglich Hüssigkeit bei Ausführung der Titrationen bis zu einer unteren 

 (irenze von etwa 1 ( ) cm^ 



Als Pipetten zur Entnahme gemessener Flüssigkeitsmengen verwende 

 man Normalpipetten, welche auf Ausfluß geeicht sind und achte aut die 



