Methoden z. Bestimmung d. Reaktion tierischer u. pflanzl. Flüssigkeiten etc. 555 



E-Koutakt ■= 



A-Kation — A-Anion 



xO-0002Tlog 



c konzentriert 



A-Kation + A-Anion '' " ^' " '"'^ c verdünnt. 



In dieser Formel bedeuten A-Kation und A-Anion die Wände rnngsge- 

 schwindiijkeiten des Kations und des Anions bei der Temperatur T. 



15ei tierisclien und i)flanzlichen Flüssitikeiten lassen sieh die Kontakt- 

 potentiale nicht voraus berechnen der unbekannten Zusammensetzung wegen. 



J^p 



^ß 



Bestimmung der elektromotorischen Kraft einer Kette nach 

 dem Kompensationsverfahren von Poggendorff. 



Das Prinzip der Pogffendorf^dXxQw Kompensationsmethode besteht 

 darin, der zu messenden elektromotorischen Kraft (E) eine bekannte elektro- 

 motorische Kraft (E., ) ent- 

 gegenzusenden und den 

 Widerstand der gemein- 

 samen Strecke so lange 

 zu verändern, bis ein ein- 

 geschaltetes Galvanoskop 

 die Abwesenheit eines meß- 

 baren elektrischen Stromes 

 im (ialvanoskopkreis an- 

 zeigt. 



Zwei Ströme werden 

 gegeneinander geschaltet, | \ I X l^^'^oscop 



wenn man zwei gleich- 

 namise Pole miteinander 

 verbindet. 



Zur Ausführung einer ^''^- ^"• 



Spannungsmessung ver- 

 bindet man einen Akkumulator (4 Volt ) mit den beiden Enden einer Meitbrücke. 

 Die zu messende Kette verbindet man einerseits mit einem Galvanoskop, 

 andrerseits mit einem Ende der Meßbrücke, und zwar den i)ositiveii Pol der 

 Gaskette mit dem MelJbrückenende, welches mit dem positiven Akkumu- 

 latorpol verbunden ist, und verbindet schließlich das Galvanoskop mit dem 

 Schleifkontakt der Meßbrücke (Rheochord). Es verhiilt sich, wenn das 



Gashette 



Galvanoskop auf Null bleibt, ^^- = -r-T\^ 



EA A !> 



also Ex = Ea yt.- 



P)ei Ausführung einer Spannungsmessung eicht man zuniichst den 

 Akkumulator, indem man an Stelle der (Jaskette ein geprüftes Normal- 

 element schaltet. Dann tritt Nullstellung des ( Galvanoskops ein. wenn 



Ea = 



Ex. AB 

 A G 



ist. Nach Beendigung der Spanmingsmessung der (las- 



kette eicht man den Akkumulator von neuem, um sich zu überzeugen, daß 

 während des Versuches, der oft stundenlang dauert, keine \'eränderung 



