550 



II. FriedeutlKil. 



der xVkkumulatoreuspaununp- stattizofunden hat. Bei feuchter Laboratoriums- 

 hitt entladen sich die Akkumuhitoren oft sehr rasch. 



Je größer die Kapazität des Akkuniuhitors, desto größer ist auch 

 seine Konstanz während der \'ersuche. 



Sehr vorteilhaft ersetzt man die Meßbrücke bei Spannungsmessungen 

 durch zwei g('i)rüfte Sirmenssdie AViderstandskästen. Die zwei gleichen 



Fig. 538. 



Kästen werden anfangs so aufgestellt, daß in einem Kasten alle Stöpsel 

 eingeschaltet, im zweiten alle herausgenommen sind. Jetzt beginnt man 

 (wie bei einer Wägung mit den Gewichten) die Stöpsel aus dem besetzten 

 Kasten in die entsprechenden Löcher des leeren Kastens zu setzen. Der 

 (Jesamtwiderstand zum Akkumulator bleibt dadurch unverändert gleich dem 

 Widerstand des leeren Kastens, während der Widerstand der gemeinsamen 



