Methoden z. Bestimmung d. Reaktion tierischer u. pflanzl. Flüssigkeiten etc. 557 



Strecke jeden heliebiiicn Wert erreicht, bis Kompensation erzielt ist. Der 

 konstante Gesanitwiderstand der beiden Kästen entspriciit alsdann der 

 ganzen Meßbrückendrahtlänge, während der Widerstand des Kastens auf 

 der gemeinsamen Strecke der Teilläntie des Drahtes bis zum Schleifkon- 

 takt AC entspricht. Noch beiiuemer sind die Siemenssvhan Präzisions- 

 kurbelwiderstände, bei denen man nur eine Kurbel zu bewegen braucht, 

 bis das Galvanoskop stromlos ist. Die Apparate besitzen in ihrem Innern 

 ein sehr genaues Normalelement. 



Aufbau der Gaskette. 



Die Gefäße für die Gaskette kann sich ein jeder leicht selber in 

 zweckmäßiger Form anfertigen, indem er zwei in L'-Form gebogene Möhren 

 von Jenenser Glas an einem bleibeschwerten Brettchen befestigt. Die Weite 

 der llöhren betrage etwa 1 — 2 cm. Man verschließt die l)eid(Mi Röhrchen 

 mit zwei Gummistopfen, deren Boden paraffiniert ist. Diese Gummistopfen 

 werden von zwei engen (ilasröhren durchbohrt, die mit Quecksilber gefüllt 

 sind und am unteren Ende zwei kleine Platinbleche mit im (ilasrohr ein- 

 geschmolzenem Platinzuführungsdraht zum Quecksilber tragen. Die Bleche 

 brauchen nicht mehr als 1 cm- Oberfläche zu besitzen und müssen vor 

 Anstellung der Versuche wie für Leitfähigkeitsmessungen mit Lumnier- 

 KurlbaumücheY Platinierungsflüssigkeit platiniert und durch Elektrolyse 

 gereinigt werden. Sehr zweckmäßig bewahrt man die platinierten VAok- 

 troden in einer gut verschlossenen Flasche voll wasserstoffgesättigtem Leit- 

 fähigkeitswasser auf. Die Verbindung zwischen beiden LI-Röhren besorgt 

 ein U-förmiger Hahn aus (Uasrohr mit reinem Baumwollfaden gefüllt und 

 mit konzentrierter Ghlornatriumlösung getränkt. Man kann die BauniwoU- 



fäden auch sehr zweckmäßig mit _^ Kochsalzlösung tränken. 



Als Standardlösuugen dienen eine Lösung von TI Cl in 



NaCl und eine Lösung von — — ^ HCl in -— — NaCl. Werden beide 



10-^ '^ 10-« lU 



gegeneinander geschaltet, so muß die Messung der elektromotorischen Kraft 

 bei 19» C 0-0577 Volt ergeben. Die gleiche Anzahl ^ olt muß die Schaltung 



einer Lösung von 0-103 x lO"'^ HCl in NaCl gegen die----— HCl 



in —7-^ NaCl ergeben. 

 lO'"'* 



Wasserstoff für Gaskettenmessungen, 



Eine große Zahl von Störungen l)ei Gaskettenmessung fand Verfasser 

 vermieden, als er dazu überging, statt in der üblichen Weise Wasserstoff 



