558 H. Friedenthal. 



aus arsenfreiem /iiik in saurer Lösung zu bereiten, Aluminiumblech in 

 Kalilauge zur "Wasserstoffbereitnng zu benutzen. Der vom Aluminium ge- 

 bildete Wasserstoff scheint bedeutend reiner zu sein als der vom Zink 

 bereitete und bedarf nur der Zwischenschaltung einer Waschflasche mit 

 W^asser. Komprimierter Wasserstoff, aus Bomben (durch Elektrolyse herge- 

 stellt) erwies sich ebenfalls brauchbarer als Wasserstoff mit Zink bereitet. 

 Gemenge von Wasserstoff und Kohlensäure zu benutzen nach einem 

 Vorschlage von R. Höber möchte Verfasser dringend widerraten. Die Fort- 

 führung von Gasen wird vermieden, indem der Wasserstoff in das mit 

 paraffiniertem Gummistopfen verschlossene U-Rohr eingeleitet wird, bis 

 die Elektroden kaum noch mit Flüssigkeit bedeckt sind. Resorbiert der 

 Platinmohr allen Wasserstoff, so wird soviel Wasserstoff nachgeleitet, 

 daß die Elektroden während der Messung mit der Flüssigkeit im U-llohr 

 sich berühren. Je dünner das Platinblech der Elektrode, desto rascher 

 erfolgt die Sättigung mit W'asserstoff und damit die Erreichung des 

 richtigen Endzustandes der Kette. Nach einer Stunde ist gewöhnlich die 

 zusammengesetzte Kette zur Messung brauchbar. 



Gefäße für Gaskettenmessung. 



Gefäße für Gaskettenmessung verfertigt man zweckmäßig aus Jenenser 

 Glas, da auch starke Laugen zur Verwendung kommen, welche gewöhnliche 

 Gläser stark angreifen, v. Bohrer hat zur Benutzung geringer Flüssigkeits- 

 mengen Gefäße mit Elektroden angegeben, welche gestatten, mit 2 cm^ 

 Flüssigkeit eine Reaktionsmessung auszuführen. Das Arbeiten mit so kleinen 

 Flüssigkeitsmengen erfordert natürlich eine große Sorgfalt und einiges 

 experimentelles Geschick. 



Messung der Reaktion einer Flüssigkeit mit Hilfe von Gasketten. 



Man benötigt zur Ausführung einer Reaktionsmessung (H + Ionen- 

 messung) mit Hilfe von Gasketten folgender Apparate: 



1 Akkumulator von 4 Volt Spannung und großer Kapazität. 



1 Normalwestonelement mit Prüfungsschein. 



2 Siemenssche Widerstandskästen von 10.000 bis Ol Ghm oder einen 

 Kurbelrheostaten. Zur Not kann man auch mit einem genau geeichten 

 Saitenrheochord die Messungen ausführen. 



3 U-Gefäße aus Jenenser Glas auf Bleibrett mit Gummistopfen und 

 Platiuelektroden. 2 U-Rohre mit Baumwollfäden. 



Lummer-Ktirlbaumsclie Platinierungsflüssigkeit. 

 2 platte Platinelektroden. 



Liternormal-) Kochsalzlös. (etwal ?), ttaHT (Literzehntelnormal-) 



10-8 ... ^^ ,n -^Q_ 



