Methoden z. Bestimmung d. Reaktion tierischer u. ptlanzl. Flüssigkeiten etc. 559 



Salzsäure gelöst in -^r^, Kochsalzlösung. ^^ , (Literlunidertstelnonnal-) 



lU *• 10"'* 



n n 



Salzsäure gelöst in Kochsalzlösung. -— - (Litertausendstelnonnal-) 



n 

 Salzsäure gelöst in — — - Kochsalzlösung. 



1 Wasserstoffentwicklungsapparat. Aluminium in Kalilauge mit einer 

 Wasserwaschflasche. 



1 Thermostat zum Versenken der Elektrodengefäße mit goprüftem 

 Thermometer mit Zehntelgradteilung. 



1 Kurve zum x\blesen der H+ louenkonzentration bei einer gemessenen 

 Spannung. 



1 Ostwaldsch.es Kapillarelektrometer. Einen Verzweigungs- 

 kasten für das Elektrometer. 



Hat man alle Apparate und Lösungen auf Fehlerfreiheit geprüft, so füllt man 



n 

 eines der Elektrodengefäße mit der ,^ . HCl nach Paraffinieren des inneren 



10-° 



Bodens des (xummistopfens, so daß keine Luft zwischen Gummistopfen und 



Lösung bleibt, in der gleichen Weise füllt man das zweite Elektrodcngefäß 



niit -TT^-r HCl. Die beiden U-Röhren mit Baumwollfäden tränkt man unter 

 10-^ 



wiederholtem Auspressen der Fäden mit der — - — - Kochsalzlösung. Zu der 



10^^ 



zu untersuchenden Flüssigkeit setzt man soviel Kochsalz in Substanz, daß 

 die Lösung --^-^ fach normal für Kochsalz wird. Bei vielen tierischen 



Flüssigkeiten kann man darauf rechnen, daü sie Kochsalzgehalt be- 



sitzen. Jetzt leitet man in alle drei Elektrodengefäße gewaschenen Wasserstoff 

 aus Aluminium, bis die Elektroden die Flüssigkeit nicht mehr berühren 

 und versenkt das Brett mit den drei Gefäßen in den Wasserthermostaten. 

 Nach einiger Zeit wird ein Teil des Wasserstoffes von dem Platinniohr 

 absorbiert sein und die Elektroden mit den Flüssigkeiten in Berührung stehen. 

 Man leite soviel Wasserstoff nach, daß eben die Kante der Elektrode in die 

 Flüssigkeit eintaucht. Jetzt eicht man in der oben hi^schriebenen Weise 

 den Akkumulator mit dem Xormalwestonelement und ersetzt alsdann in 

 der x4nordnung das Xormalelement durch zwei der Elektrodengefäße 



mit ^^ und HCl in Kochsalzlösung. Kurz vor der Messung 



taucht man ein IT-Rohr mit den Baumwullfäden in die beiden Elck- 

 trodengefäße als Verliindungsrohr und mißt die elektromotorische Kraft 

 der Gaskette. Nach jeder Messung entfernt man das Verbindungs- 

 rohr aus den Elektrodengefäßen inid senkt es kurz vor jeder Messung 

 wieder ein. 



