560 



H, Friedenthal. 



Mißt man bei 20" im Thermostaten, so ergibt die Kette riclitige Werte, 

 wenn die Spannung' 0-0Ö96 Volt beträgt. ^lißt man bei )\S'\ was bei tieri- 

 sclien Flüssigkeiten vorzuziehen ist, aber leichter zu Messungsfehlern Ver- 

 anlassung gibt, so muß die Spannung einer Kette von einer Zehnerpotenz 

 H + lonenuntersehied 0*0622 Volt betragen. Hat man dieses Resultat mit 

 den Standardlösungen bis auf f/o erreicht, so taucht man jetzt das zweite 

 U-ltohr mit Fäden einerseits in die zu messende Flüssigkeit, andrerseits 



lie _. . H Cl. Jetzt^mißt man die Spannung dieser Kette etwa 4mal in 



m ( 



10- 



Pausen von je 5 Minuten und entnimmt den H + lonengehalt der zu messen- 

 den Lösung aus der vorgedruckten Kurve. Will man sehr vorsichtig ver- 

 fahren, so schaltet man jetzt das Verbindungsrohr gegen die ^^ Salzsäure 

 und berechnet den H + lonengehalt nach der Formel E-Volt = 0-0002 T 



log 



c konzentriert 



Das Resultat muß innerhalb 2"/o mit dem vorigen über- 



c verdünnt 

 einstimmen. 



Bei auftretenden Schwierigkeiten während der ^Messung und bei Berech- 

 nung unmöglicher Spannungen fülle man sämtliche Gefäße von neuem mit 

 den angegelienen Lösungen. Eine Messung der H + lonenkonzentration mit 

 Gasketten läßt sich nicht extemporieren, sondern erfordert für die Her- 



stellung der Lösungen eine mehrtägige Vorbereitung. 



Ist alles Nötige 



bereits geprüft und vorrätig, so kann man in wenigen Stunden eine Reihe 

 von Messungen durchführen. Mit Hilfe von Gaskettenmessungen lassen sich 

 sehr genaue Messungen des Dissoziationsgrades und des Hydrolysengrades 

 von Elektrolyten ausführen nach der Formel Ch+ = x . c. Verfasser fand 

 selbst in recht konzentrierten Lauaen noch Übereinstimmunji der aus Leit- 

 fähigkeitsmessungen und der aus Gaskettenmessunuen berechneten Disso- 

 ziationsgrade und benutzte die Gaskettenmessungen zur Eichung der 

 Standardlösungen vom genau bekannten H + lonengehalt für die Indikatoren- 

 meßmethode sowie zur Bestätigung seiner mit Indikatoren ausgeführten 

 Messungen über die annähernde Neutralität zahlreicher tierischer Flüssig- 

 keiten. (Mitgeteilt auf der Naturforscherversammlung zu Cassel. lOO)).) 



Bestimmung der Reaktion von Lösungen (des H+Ionengehaltes) 



mit Hilfe von Indikatoren. 



Sehr viel be(|uemer als die Messung mit Gasketten und in vielen 

 Fällen ausreichend genau ist die Messung des H+ lonengehaltes wässeriger 

 Lösungen mit Hilfe von Indikatoren. Leider ist die Methode aber nicht in 

 allen Fällen ohne Kontrolle anwendbar, weil die Indikatorenfarbe nicht 

 immer, wie es erforderlich wäre, allein vom H+ lonengehalt abhängt, son- 

 dern Nebenreaktionen stattfinden können. Die Indikatoren sind nicht, wie 



