Optische Untersuchiingsmetliodcn. 571 



Heizvorrichtuiig-, das Refraktometer für Chemiker und das Kintauchrefrakto- 

 meter von Pulfrich. Der ^^iesche Apparat l)ernlit auf der Messuiiji: des 

 oben erwähnten Grenzwinkels der Totalrefraktion, die Fulfrich^^chon Appa- 

 rate auf der um,i>ekehrten Erscheinung, der Messung des Grenzwinkels der 

 Brechung bei streifendem Eintritt des Lichtstrahls an der Gienze der zu 

 untersuchenden Flüssigkeit und eines Glasprismas; das Eintaiiclirt'frakto- 

 meter kann aulierdcin durch eine einfache Änderung unmittelbar auch auf 

 Beobachtung der Totalreflexion eingerichtet werden. Die Apparate sind in 

 ihrer xVnwendung beschränkter als die Spektrometer, weil ja. wie aus den 

 obigen Ausführungen folgt, der Brechungskoeffizient der zur Untersuchung 

 verwandten Elüssigkeit kleiner sein muü als der des Glasprismas. Das 

 Meßbereich des ^66eschen Refraktometers umfaüt die Brechungskoeffi- 

 zienten nD = 1'30 bis T70. des Refraktometers von Pulfrich, je nach 

 den angewandten Prismen die Brechuiigskoeffizienten ViV;) l)is 1*88, des Ein- 

 tauchrefraktometers diejenigen von To2r) bis T;>(j7. Aber letzteres über- 

 trifft in bezug auf Einfachheit der Handhabung und Schärfe der Ergeb- 

 nisse die vorgenannten Instrumente weit und ist zudem auch das billigste.^) 

 L Das Refraktometer nsich. Abbe (Fig. 540). In diesem zuerst von 

 Abbe konstruierten, von Pulfrich verbesserten Instrument wird der Bre- 

 chungsindex mit Hilfe der Totalreflexion bestimmt. Es enthält als 

 wesentlichen Bestandteil zwei in eine geschwärzte ^letallfassung eingesetzte, 

 keilförmige, rechtwinklige Glasprismen (A und B der Figur), welche r.iit ihren 

 Hypotenusenf lachen in engem Abstände an einander gelegt sind, so dali 

 zwischen ihnen ein schmaler, zur Aufnahme der zu prüfenden Flüssigkeit 

 bestimmter Raum bleibt. Um diese einzuführen, legt man den olleren Teil 

 des Refraktometers wagrecht nach vorn um, klappt das um ein Scharnier 

 bewegliche obere Prisma auf und reinigt die beiden Hypotenusenflächen mit 

 reinem, altem, weichem Linnen, das mit etwas AVasser oder AVeingeist be- 

 feuchtet ist. Dann bringt man einen Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit 

 auf die Fläche, klappt das zweite Prism;i wieder zu und richtet den Apparat 

 auf. Das bewegliche Prisma hat nur den Zweck, mit dem unteren, festen 

 Prisma zusammen eine planparallele Glasplatte zu bilden, so daß bei 

 normaler Stellung (Nullstellung) ein mittelst des drehbaren Spiegelchens Ä von 

 unten durchaesandter . monochromer Lichtstrahl keine Ablenkung erfährt 

 und das Gesichtsfeld des kleinen, zwei- bis dreimal vergrößernden Fern- 

 rohrs F. welches in der verlängerten Längsachse der Prismenfassung liegt, 

 hell erscheint. Dreht man nun das Doppelprisma samt der Fassung um 

 seine Querachse, so wird der Einfallswinkel des Lichtstrahls geändert, bis 



') Ein Veizciclmis der Arbeiten, welche die Anwemhmg der Rcfniktometrie für 

 chemische und klinische Zwecke behandeln, hat die Firma Karl Zoiß in Jena zusammen- 

 gestellt. Herrn Dr. Emil Reiß in Frankfurt a. M. und Herrn Professor Dr. IIcrnnDiii 

 Strauß in Berlin spreche ich für die Freundlichkeit, mit der sie mir über ihre Er- 

 fahrungen auf diesem Gebiete berichteten, auch an dieser Stelle meinen Dank aus. des- 

 gleichen Herrn Dr. Löwe in Jena für seine Mitteilungen über die neuesten Verbesse- 

 rungen an den beschriebenen Apparaten. 



