572 



.T. Bioliriiisrer. 



schliolUicli bei einer bestimmten Neigung' der Prismen der (irenzwinkel 

 erreicht ist. mitbin an der (iienzfläclie des unteren Prismas und der Flüssigkeit 

 totale Reflexion eintritt und das Gesichtsfeld des Fernrohrs verdunkelt 

 wird. Um die hieizu nötige Drehung zu ermitteln, ist das Fernrohr fest 

 mit einem geteilten Kreisabschnitt (Sektor S), die Prismenfassung bei h mit 



einem nach oben gerich- 

 teten Arm verbunden, der 

 einen an der Kreisteilung J 

 schleifenden Index trägt 

 (Alhidade). Soll eine Mes- 

 sung ausgeführt werden, 

 so rückt man einige Zeit i) 

 nach dem Einbringen der 

 Flüssigkeit zwischen die 

 Prismen die Alliidade auf 

 den Anfangspunkt der 

 Sektorteilung ( 1 •;!()). lichtet 

 das Peleuchtungsspiegel- 

 chen R so , daß das Ge- 

 sichtsfeld des Fernrohrs 

 gleichmäßig hell erleuchtet 

 ist. stellt das Okular 

 des Fernrohrs scharf auf 

 das Fadenkreuz ein und 

 dreht nun die Alhidade 

 (und damit die Prismen) 

 vorsichtig so weit um, bis 

 die Totalreflexion an der 

 Flüssigkeitsschicht eintritt 

 und das Gesichtsfeld halb 

 hell, hall) dunkel erscheint. 

 Zur genauen Einstellung 

 dieser Grenzlinie enthält 

 das Fernrohr das Faden- 

 kreuz ; ist sie auf den 

 Kreuzungspunkt des letz- 

 teren eingerückt, so gibt 

 die Teilung auf dem Kreis- 

 abschnitt unmittelbar den 

 Brechungsindex an. 

 Verwendet man statt des monochromen Natriumlichtes das Tages- 

 licht, so tritt der Grenzwinkel der totalen Reflexion für die einzelnen 

 Farben des letzteren nacheinander ein; die Grenze im Fernrohr erhidt 



Fig. 540. 



Das Eefraktometer nach Abbe mit heizbaren Prismen 

 (etwa 1 4 nat. Gr.) 



Der Spiegel H wirft weißes Licht in den Apparat. Die Sub- 

 stanz befindet sicli wahrend der Messung zwischen den heiz- 

 baren Prismen A und B, die das Heizwasser in der Richtung 

 7)C£ durchfließt ; das Thermometer i.st in der Figur abge- 

 brochen gezeichnet. Mit dem (lliulare O des Fernrohrs F be- 

 trachtet man die Grenzlinie, die durch Drehen am Knopfe M 

 des Konipensators T farblos gemacht wird. Zur Ablesung des 

 Brechungsindex an der Sektorteiluug S dient die Lupe L. 



^) Dies ist nötig zum Ausgleichen der Temperatur. 



