Optische Untersuchungsmethoileii. ö7o 



dadurch einen farbigen Saum, dessen Bivite ahhiinut von (]vr (irölte der 

 Farbenzerstreuung- (Dispersion) des weilien Lichtes durch dii' bi-echeinlc 

 Fhissigkeit. Um sie aufzuheben, ist am Fernrolir vor dem Objektiv ein 

 „P'arbenkompensator" T angebracht. Er besteht aus zwei ganz gieiclicu. 

 hintereinander geschalteten ^midsclien Prismensätzen') mit gerader l)nrili- 

 sicht für die D-Lmio (Natriundicht); sie können mittelst der Schraube M 

 in entgegengesetzter Kichtung, aber um gleiche Winkel um die Fernrohr- 

 achse gedreht und so in eine, od(M- vielmehi- zwei Stellungen gebracht 

 werden, bei welchen die genannte bei der Totali'eflexion auftretende Dis- 

 persion durch die von ihnen erzeugte gleichgroße, aber entgegengesetzt gerich- 

 tete Dispersion kompensiert wird. Zur Messung der hierzu nötigen Drehung ist 

 der Kompensator mit einer vom Nullpunkt luu-h rechts imd hnks gehenden 

 Winkelteilung versehen. Führt mau die Messung des Brechungskoeffizienten 

 bei weißem Licht aus, so hebt man durch Drehung des Kompensators den 

 entstandenen farbigen Saum auf und erhält nun eine scharfe (Jrenzlinie 

 zwischen Hell und Dunkel, welche man mittelst der Alhidade vollends auf 

 den Schnittpunkt des Fadenkreuzes einstellt. Man best die Stellung der 

 Alhidade und des Kompensators ab. Durch lUickwärtsdrehen des letzteren über 

 den Nullpunkt hinaus erhält man eine zweite Stellung, bei welcher die 

 Grenzlinie achromatisch erscheint: man stellt die Alhidade wiederum ein 

 und best ihre Stellung und diejenige des Kompensators ab. Das Mittel 

 aus beiden Sektorablesungen ergibt ohne weiteres den Brechungskoeffi- 

 zienten Ud der Flüssigkeit fürs mittlere Gelb, dem Natriumlicht (dei- Linie /) 

 des Sonnenspektrums) entsprechend; das Mittel aus den zugehörenden Ab- 

 lesungen an der Kompensatorteilung liefert den Winkel, mittelst dessen die 

 Dispersion der Flüssigkeit, d. h. die Differenz der Brechungskoeffizienten 

 für zwei bestimmte Strahlenarten {Fraunhof ersehe Linien) aus einer dem 

 Instrumente beigegebenen TabeUe lierechnet wird. 



LTm schließUcli während des Versuchs eine konstante Temperatur zu 

 erzielen, haben die Prismen je ein doppelwandiges Metallgehäuse. Beide 

 Gehäuseteile sind durch einen Gummischlauch verbunden und mit je einem 

 Schlauchansatz {DimdE) versehen, das obere Prisma außerdem mit einem 

 Stutzen für ein einzuschraubendes Thermometer. Durch das (iehäuse läl>t 

 man vom unteren Schlauchansatz D aus Wasser von konstanter Temperatur 

 strömen, das man je nach Bediü-fnis einem höher stehenden Behidter oder 

 der Wasserleitung unmittelbar entnimmt oder vor dem Einströmen er- 

 wärmt. Man benutzt dazu eine von Fulfr'u-h konstruierte Heizspirale mit 

 Wasserdruckregler, w^elche in bequemer Weise einen Wasserstrom von kon- 

 stanter Temperatur und gleichl)leibendem Druck erzeugen lässt, oder eine 

 in einem Thermostaten hegende lange, spiral aufgerollte Bleiröhre. Man 

 wartet einige Zeit, bis die zu untersuchende Flüssigkeit die betreffende 

 Temperatur hat. und nimmt dann die Messung vor. 



Die Prüfung i\e^ Instruments auf Püchtigkeit und die Frmittlung 

 einer etwa anzubringenden Korrektion geschieht mit Flüssigkeiten von be- 



') Vgl. Fig. 543 Ä. 



