574 J- Biehringer. 



kanutem Brechunnskoeffizienten, am einfaclisten mit (lestilliertem Wasser, 

 dessen Brechun^skoeffizient bei 15" hd^ 1''-3-'>H:U), bei IT-ö" (Zimmer- 

 temperatur) — 1-:););)-20, bei 20"— l-3o291 ist, oder ebenso bequem durch 

 Messung- eines (Tlasplättchens. das dem llefraktometer beigegeben ist und 

 das seinen Breehungsindex eingraviert trägt. 



Die Sektorteilung gibt den Brechungskoeffizienten der FUissigkeit 

 auf drei Dezimalen unmittelbar an; die vierte Dezimale läßt sich durch 

 Ablesung mittelst der Lupe L auf 1 — 2 Einheiten abschätzen. Die mit dem 

 Instrumente zu erzielende Genauigkeit des Ergebnisses dürfte demnach für 

 physiologisch-chemische und klinische Zwecke nicht immer genügen. Das 

 Meßbereich umfaüt, wie erwähnt, die Brechungskoeffizienten n^ = l-ßO 

 bis Ui) = 1-70. M 



Besondere nach dem gleichen Prinzip von Karl Zeiß gebaute Piefrak- 

 tometer sind das zur Untersuchung von Fetten, Ölen bestimmte Butter- 

 refraktometer von Wolhiy und das Milchfettrefraktometer von demselben 

 zur Ermittlung des I'ettgehaltes der Milch. Eine eingehendere Beschrei- 

 bung ist wohl unnötig, zumal jedem Instrument eine Gebrauchsanweisung 

 mitgegeben wird. Diese Bestimmungen können ül)rigens ebensogut mit dem 

 ^fe&eschen Piefraktometer ausgeführt werden; die an diesem abgelesenen 

 Brechungsindizes lassen sich mit Hilfe gedruckter I^mreclmungstabellen 

 leicht in Skalenteile des Butter- oder Milchfettrefraktometers umwerten. 



II. Das Piefraktometer für Chemiker von Pulfrich (Fig. 541). 

 Diesem Instrument liegt nicht die Messung des Grenzwinkels der Totalrefle- 

 xion zugrunde, sondern die indirekte Messung des Grenzwinkels der Brechung 

 bei streifendem Lichteintritt, also der umgekehrte Vorgang, was aber, wie 

 früher gezeigt, schließlich auf dasselbe hinauskommt. Ein von der hohlen 

 Fassung umschlossenes , aus Flintglas hergestelltes . keilförmiges T'risma, 

 dessen brechender Winkel 1)0" hat, trägt, auf seiner einen wagrecht, nach oben 

 gerichteten, etwas gewölbten, aber in der Mitte plangeschliffenen Kathetenfläche 

 aufgekittet, einen 20 — 25 mm breiten, aus einem Stück Glasrohr hergestellten 

 Trog, derart, daß die Kittfläche tiefer liegt als die den Boden des Trogs bildende 

 Prismenfläche. Er wird aus einer Pipette mit ein paar Tropfen der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit beschickt. Die Beleuchtung geschieht durch mono- 

 chromes, mittelst einer Sammellinse konzentriertes Natriumlicht, und zwar 

 in der Art, daß der Lichtstrahl streifend, also unter einem Einfallswinkel 

 von 90". über Prismen- und Kittfläche hinweg in die Flüssigkeit tritt. 

 Man stellt zu dem Ende am besten I'lamme und Linse etwas höher als 

 die Prismenfläche und pi'üft durch ein vor den Trog gehaltenes Stück 

 Schreibpapier, ob ein reelles Bild der Flamme erscheint. Der Lichtstrahl 

 ■«ird an der (irenze von Flüssigkeit und (das gebrochen, tritt in letzteres 

 unter einem Winkel ein, welcher gleich ist dem (irenzwinkel der Brechung, 

 und erleidet beim Anstritt aus der senkrecht stehenden, zweiten Katheten- 



^) Der Preis des von Karl Zeiß in Jena gebauten Instruments mit heizbaren 

 Prismen beträgt 400 M., der Heizspirale 61 M., des Wasi^enlruckreglers 12 M., des 

 Thermometers 3G0 M. 



