Optische Untersuchuugsmethoden. 



o<o 



fläche des Prismus in die Luft ahermals eine Brechunj^. Der Winkel a. den 

 liier der austretende Strahl mit dem Einfallslote bildet, wird gemessen. 

 Dies [^geschieht durch ein auf die Austrittsfläche gerichtetes Fernrohr F 



Fig. 541. 



Das Eefraktometer nach Pulfrich 

 (etwa 1 4 nat. Gr.). 



Die 'zu messende Flüssigkeit befindet sich in dem kurzen fJlaszyliuder zwischen .*? und L. Dahin 

 wird das Licht eines Natrinmbrenners durch die Spieirolvorrichtung .V oder das Licht der (^rci'/./crschen 

 H-Röhre Q durch den Kondeusor P geworfen. Ks gelangt durch Brechung in das Fernrohr F zum 

 Okular E\ der Teilkreis mit Nouius ist auf der Rückseite von D angebracht. G ist die Mikrometer- 

 schraube für Dispersionsmessungen. Beim Gebrauche wird der Erhitzungsapparat S durch Drehen am 

 Knopf T in die Flüssigkeit eingetaucht; das Heizwasser fließt in der Richtung der Pfeile. 



mit einem durch Verschieben des Okulars E deutlich sichtbar zu niaclu'u- 

 den Fadenkreuz; das Itohr ist gebrochen, so daß die Okularachse stets 

 wagrecht steht und eine für den Beobachter unbetiueme Stellung beim Ab- 

 lesen vermieden wird. Das Fei-nrohr ist an einem um eine wagrechte 



