576 J- Biebringer. 



Achse di'ehbaren Teilkreise D befestigt, der mit einem feststellenden Xonius 

 versehen ist. 



Ist der Apparat beschickt und zur Messuni? fertig, so richtet man 

 zuvörderst das FeiMirohr senkrecht zur vertikalen Kathetenfläche des 

 Prismas, am einfachsten mit Hilfe des 6'<:/2(/j'schen Okulars'), das an den 

 neueren Instrumenten vorhanden ist. Dann dreht man das Fernrohr zuerst 

 mit der Hand, schließlich mittelst einer Mikrometerschraube so weit, bis 

 die etwas gekrümmte Grenzlinie zwischen Hell und Dunkel durch den 

 Schnittpunkt des Fadenkreuzes geht. Am Teilkreis liest man dann den 

 Austrittswinkel ö des Strahls unter Zuhilfenahme des Kreisnonius"-) genau 

 ab und ersieht aus der dem Instrument beigegebenen Tal)elle^') unmittel- 

 bar den Brechnungsindex Ub der Flüssigkeit für Natriumlicht. Falsches 

 Licht ist bei der Beobachtung sorgfältig auszuschließen. 



Soll eine zweite Flüssigkeit untersucht werden, so nimmt man das 

 Prisma ab, reinigt es und setzt es wieder ein, wobei es infolge der be- 

 sonderen Konstruktion des Trägers sofort wieder in richtig justierter Lage 

 sich befindet. Oder man entleert den Trog vermittelst einer Pipette, spült 

 ihn zweimal mit Wasser oder Äther und dann mittelst der neuen, zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit aus oder tupft ihn mittelst reinen weichen Linnens 

 (nicht mit dem fasernden Filtrierpapier) trocken. Muß der Trog wieder 

 aufgekittet werden, so geschieht dies je nach der Art der zu prüfenden 

 Flüssigkeit mittelst arabischen Gummis, Fischleims, Wasserglases, Kanada- 

 balsams; daß das Befestigungsmittel beim Aufsetzen des Trogs nicht vor- 

 queUen darf, ist selbstverständlich, da sonst die Schärfe der Grenzlinie im 

 Fernrohr leidet. 



Zur genauen Bestimmung der Temperatur der Flüssigkeit ist das 

 Prisma von dem Hohlkörper L umgeben, durch welchen Wasser von kon- 

 stanter Temperatur hindurchfließt, um dann in ein über den Trog befind- 



^) Es ist dies ein Okular, bei dem mau das im Brennpunkte des Objektivs be- 

 findliche Fadenkreuz des Fernrohrs seitlich beleuchten kann. Gemäß den Gesetzen über 

 die Brecbuntf des Lichts in Linsen werden die von der Fadenkreuzebene kommenden 

 Strahlen beim Durchgang durch die Objektivlinse des Fernrohrs parallel gemacht, dann 

 aber von der spiegelnden Fläche des davor liegenden Refraktometerprismas zurückge- 

 •worfen und durch die Objektivlinse wieder im Brennpunkt vereinigt, so daß dort ein Bild 

 des Fadenkreuzes entsteht, welches mit dem Fadenkreuz selbst zusammenfällt, wenn 

 die Prismenfläche genau lotrecht zur Fernrohrachse steht. 



-) Der Kreis ist in halbe Grade geteilt und ein Kreisstück, welches auf dem 

 Hauptkreis in 29 halbe Teile geteilt ist, auf dem Xonius in 30 Teile geteilt; es ist 

 also jedes Intervall des Xonius um 7„o des Intervalls der Hauptskala, d. h. 1 Minute 

 kleiner. Man liest erst auf der Hauptteilung den Winkel bis auf halbe Grade ab, geht 

 dann auf dem Nonius unter Zuhilfeuahme der Lupe weiter bis zu demjenigen Teilstrich, 

 der mit einem Teilstrich der Hauptskala zusammenfällt, und erhält so die hinzukom- 

 menden Minuten. 



^) Die Tabelle ist unter Berücksichtigung des Umstandes, daß der Lichtstrahl 

 zweimalige Brechung erlitten hat, nach der aus dem Brochungsgesetz abzuleitenden 

 Formel n = JN^— sin^a berechnet, worin N der Brechungsindex des Prismas für 

 Xatriumlicht ist. 



1 



