Optische Untersuchuiigsmetlioden. 



i>< t 



liches, silbernes Gefäß zu gelanf^en, einen geschlossenen, (loppchvaiidi^en 

 Zylinder aS', welcher mittelst Trieb T und Zahnrad an der Säule M ver- 

 schoben und in den Trog eingesenkt werden kann. I>as Wasser flielit in S 

 durch die innere Ilöhre zu, durch den äußeren Mantel ab; ein eingestecktes, 

 in Zehntelgrade geteiltes Thermometer zeigt seine Temperatur und damit 

 auch die Temperatur der im Trog zwischen dem Zylinder und dem gleich tem- 

 perierten Prisma befindhchen. dünnen Flüssigkeitsschicht au. Außerdem wird 

 der Trog, um Verluste durch Strahlung zu vermeiden, mit einem Holzstück W 

 umgeben, welches ein Fensterchen als Einlaß für die Lichtstrahlen besitzt. 

 Soll bei höherer Temperatur gearbeitet werden, so sind dieselben \'orrich- 

 tungen wie beim .-l66eschen llefraktometer anwendbar. Da das Prisma hier- 

 bei mit erwärmt wird und demgemäß seinen Brechungskoeffizienten ändert, 

 so ist eine kleine Korrektur dafür einzusetzen, welche aus den beigege- 

 benen Taliellen abgelesen wird. 



Die Messung ist genau bis auf eine Einheit der 4. Dezimale, also 

 schärfer als beim Apparat von Abbe; die Handhabung ist einfach und be- 

 (juem. Die Prüfung des Apparats geschieht, wie früher (S. öT4) beschrieben, 

 mit destilliertem Wasser von bekannter Temperatur, i) 



Eine mit dem liefraktometer fest verbundene Spiegeleinrichtung X 

 zur Benutzung des Lichts einer Geißlerschen Wasserstoffröhre 2) ( Q) mit 

 bei c verstellbarem Kondensator P. abwechselnd mit dem Natriundicht, er- 

 möghcht eine überaus bequeme und genaue Bestimmung der Dispersion, 

 die nur mittelst der ]\Iikrometerscliraube G mit Trommelteilung erfolgt 

 und für Fragen der Konstitution organischer \'erbindungen von Bedeutung ist. 



Das Eintauchrefraktometer von Fulfrich. Die Messung des 

 Grenzwiukels der Brechung kann auch auf folgende Art ausgefidirt werden: 

 Man taucht ein keilförmiges, rechtwinkliges Glasprisma in die zu prüfende 

 Flüssigkeit und regelt den Gang des Lichtstrahls so, daß er an der Grenz- 

 fläche beider Mittel d. h. an der Hypotenusenfläche des Prismas streifend 

 einfällt. Beim Apparate von Pulfrich wird der sich hierl^ei ergebende (irenz- 

 winkel dadurch bestimmt, daß der gebrochene Strahl in ein mit dem Prisma 

 unbeweglich verbundenes Fernrohr eintritt, worin sich eine Skala befindet. 



Im einzelnen ist das Instrument folgendermaßen gebaut. Der Körper 

 des Prismas (Fig. 54o, P), welches aus hartem, widerstandsfähigem (dase 

 mit dem Brechungsindex 1-51 besteht und einen brechenden Winkel 

 von etwa 63" aufweist, ist zylindrisch zugeschliffen, so dab er ans Fern- 

 rohr unmittelbar angeschlossen werden kann, und so montiert, daß 

 nur der Glasteil mit der schräg stehenden, infolge der Abschleifung 

 elliptisch gewordenen Hypotenusenfläche in die zu untersuchende Flüssig- 

 keit eintaucht. Der Apparat wii-d damit fast für sämtliche schwach bre- 



^) Der Preis des Refraktometers ohne Prismen uiul Erhitznngsapparat ist 47ö M., 

 derjenige des Prismas für Flüssigkeiten mit dem Hrechungsimlex n,, = 1"33 l)is ICil 

 samt Zubehör 50 M. 



'■') Die besondere Form der Geißler^cXnin Köhre hat nur den Zweck, eine stärkere 

 Lichtquelle herzustellen. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 37 



