578 



J. Bi eh rill ff er. 



chenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen, brauchbar. Sie kommen in 

 kleine Bechergläschen, welche behufs genauer Piegulierunj? der Temperatur 

 in ein Wasserbad eingesenkt werden, dessen "Wärmegrad durch ein in 

 Zehntelgrade geteiltes Thermometer bestimmt wird. Dieses Wasserbad ist 

 ein viereckiger Blechknsten (Fig. 54'i) mit Zu- und Abflulirohr, durch welche 



Brunnenwasser oder hö- 

 her temperiertes, in der 

 früher (S.573) geschil- 

 derten Weise erhitztes 

 Wasser langsam zu- und 

 abströmt. Für Unter- 

 suchungsreihen sind in 

 den Kasten Querbrücken 

 ]nit einer Anzahl Löcher 

 für die Bechergiäser ein- 

 gesetzt. Behufs Zu- 

 führung des Lichts, wo- 

 bei man Tages- oder 

 Lampenlicht verwendet, 

 ist unterhalb oder an 

 der Seite des Bades ein 

 in passender Uichtung 

 drehbarer Spiegel an- 

 gebracht , welcher das 

 Licht durch eine in 

 den Boden oder in 

 einen Seitenteil des 

 Blechkastens eingefügte 

 matte (ilasscheibe ins 

 Wasser wirft und so die 

 Proben beleuchtet. Für 

 Reihenuntersuchungen 

 l)ei Zimmerwärme hat 

 das Zeißwerk noch ein 

 besonderes Temperier- 

 bad gebaut, das keinen 

 Wasserzufluß erfordert. 

 Über das Wasserbad 

 spannt sich ein Metall- 

 bügel, an welchen das 

 Refraktometer mittelst zweier, unterhalb des Okulars befindlicher Haken i7 der- 

 art aufgehängt wird, daß das Prisma in die zu untersuchende Flüssigkeit ein- 

 taucht. Man wartet etwa 10 Minuten, bis das Prisma die Temperatur der 

 letzteren angenommen hat, und stellt dann durch geeignete Xeigung des Fern- 

 rohrs oder der Bechergläschen, nötigenfalls dei' beweglichen Querbrücken 



Fig. 542. 



Das Eintauchrefraktoraetor nach Ptüfrich. 

 (üanzo Ansicht.) i r, nat. Größe. 



Das an einem Bügel hängende Refraktometer taucht mit seinem 

 unteren Ende, dem Prisma, in eines der mit den Lösungen gefüllten 

 Bechergläser, welche in die verstellbare Querbrücke des mit flie- 

 ßendem, temperiertem Wasser gefüllten Trogs eingesenkt sind. Ein 

 darunter angebrachter langer Spiegel wirft das Licht des hellen 

 Himmels oder einer Lampe durch eine in den Boden eingekittete 

 matte Glasscheibe in die Bechergiäser der ersten Keihe. Blickt man 

 von oben ins Okular, so sieht man einen hellen und dunklen Teil und 

 die zur Messung dienende Skala im Gesichtsfelde. 



