Optische IJatersucliungsmcthoden. 



570 



und des Spiegels derart ein, daß die Grenzlinie zwischen Hell und l)unkel 

 im Gesichtsfeld erscheint. Da TagesUcht angewendet wird, so niuli infolge 

 der Farbenzerstreuung an der Grenzlinie, wie beim llefraktometer von Ahbe 

 (S. 57:-i), ein farbiger »Saum auftreten. Er wird in ähnlicher Weise, wie dort, 

 aufgehoben durch Einschaltung eines dreiteiligen ^»wiaschen Prismensatzes J, 

 welcher mittelst eines in halber Höhe des Fernrohrs angebrachten geriefelten 

 um die Kohr- 



Rings E 



achse 

 kann , 

 farblos 

 scheint, 

 ist viel 



gedreht 



werden 



bis die Grenze 



und scharf er- 

 Die Grenzlinie 



schärfer als im 

 Abbeschen Refraktome- 

 ter, weshalb man zu ihrer 

 Bestimmung auch ein 

 Fernrohr mit stärkerer, 

 zehnmaliger Vergröße- 

 rung anwenden kann, 

 was die Genauigkeit der 

 Messung natürlich sehr 

 erhöht. Letztere geschieht 

 durch eine Skala Sc, wo- 

 rauf das Okular Oc scharf 

 eingestellt werden kann. 

 Sie zeigt eine willkürliche 

 Teilung von — 5 bis + 105. 

 Fällt die Grenzlinie nicht 

 genau mit einem Skalen- 

 teil zusammen, so erfolgt 

 die weitere Einstellung 

 vermittelst einer im Oku- 

 lar angebrachten Mikro- 

 meterschraube Z, welche 

 bei einer Drehung die 

 Skala um einen Skalen- 

 teil verschiebt. Die 

 Trommel dieser Schraube 

 ist in Zehntel geteilt, welche mithin Zehntel der Skalenteile angeben. Man 

 stellt vor Beginn der Messung die Trommel auf ein, taucht das Refrakto- 

 meter in die zu untersuchende Flüssigkeit und liest den Skalenwert der 

 Refraktion unmittelbar ab, falls die Grenzlinie im Fernrohr mit einem 

 Skalenteil zusammenfällt. Im anderen Falle dreht man die Trommel, 

 bis die Grenzhnie mit einem Skalenteil zusammenfällt; die an der Trom- 

 mel abgelesenen Zehntel sind dann dem vor der r>e\vegung der Trommel 



benen Tabelle 



Fig. 543. 



Das Eintauchrerraktometer nach l'ulfiicli. ' ^ uat. Größe. 



Untersuchung einer Flüssigkeit unter Luftabschluß. 



Die leicht verdunstende Lösung ist in den Metallbecher Jif einge- 

 schlossen, welcher das Kefraktometerprisma enthält. Das vom hellen 

 Himmel oder einer I;ami)e kommende laicht füllt auf den .Spiegel S, 

 tritt durch die mattierte Glasscheibe G ins Wasserbad B, von da 

 durch den Deckel D des Bechers in die zu untersuchende Lösung 

 und schließlich ins Refraktometer. 



abgelesenen 



Skalenteil hinzuzufügen. Mit Hilfe einer 



beigege 



37* 



