580 J- Biehrintrer. 



wird dann dieser Wert in den I>rechungskoeffizienteu umgewandelt. 

 Die Tabelle gibt die Brechungskoeffizienten für die ganzen Skalenteile 

 unmittelbar an; für die Zehntel ist eine kleine Interpolationsrechnung 

 nötig, indem man die Differenz zwischen den Brechungskoeffizienten des 

 abgelesenen und des nächst höheren Skalenteils durch Zehn teilt, mit den 

 abgelesenen Zehnteln multipliziei't und dem ersteren Brechungskoeffizienten 

 zufügt. Die Grenzen der Skala entsprechen den Brechungskoeffizienten 

 1"H2539 bis 1-36640, welche die Grenzen für die Anwendbarkeit des Insti-u- 

 ments vorstellen. Die Ablesefehler betragen höchstens + Ol Skalenteil, 

 was eine Unsicherheit von + 0-000037 = Vs Einheit der 4. Dezimale im 

 Brecliungsexponenten ergibt. Der Ap'parat ist so justiert, daß die Grenz- 

 linie für destilliertes Wasser von Zimmertemperatur (17-5"), also der 

 Brechungsindex n^ = 1-33320 beim Skalenteil 15 hegt, was vor der erst- 

 maligen Benutzung nachzuprüfen ist.M Um die zur Aufhebung der Dispersion 

 nötige Drehung des Kompensators zu messen, ist der dazu dienende, in 

 der Mitte des Fernrohrs angebrachte Ring mit Index und einer Teilung 

 in zehn willkürüche Teile versehen; die Größe der Drehung, die für jede 

 zu untersuchende Flüssigkeit neu ermittelt werden muß, ist im allgemeinen 

 proportional der Dispersion. 



Das Prisma ist natürhch nach jedem Gebrauche aufs sorgfältigste 

 zu reinigen. 



Um mittelst des Eintauchrefraktometers auch Flüssigkeiten unter- 

 suchen zu können, welche leicht verdunsten, Feuchtigkeit anziehen oder 

 aus sonstigen Gründen mit der Luft nicht in Berührung kommen sollen, 

 ist ihm ein über das Prisma zu steckender Becher 31 beigegeben , welcher 

 einen abnehmbaren Deckel D mit Glasfenster besitzt. Man füllt den Becher, 

 nachdem man das Instrument umgekehrt hat, mit der Flüssigkeit fast 

 voll, setzt den Deckel darauf und hängt dann das Ganze, wie früher, ins 

 Temperierbad. 



Ein Nachteil des Instruments ist die größere Menge Flüssigkeit, 

 welche zur Messung des Brechungsexponenten erforderlich ist. Auch sehr 

 dunkel gefärbte Flüssigkeiten lassen sich damit nicht untersuchen. Eine 

 sehr wichtige Verbesserung ist daher die Zugabe eines „Hilfsprismas", 

 welches den Apparat ohne weiteres in ein Totalrefraktometer, ähnlich dem 

 Abbeschen, umzuwandeln gestattet, worin der Brechungsexponent durch 

 Beobachtung des Grenzwinkels der Totalreflexion, der ja dem Grenzwinkel 

 der Brechung bei umgekehrtem Gange des Lichtstrahls gleich ist, bestimmt 

 wird. Da für diesen Zweck nur Tropfen der Flüssigkeit nötig sind, so wird 

 dadurch das Anwendungsbereich des Instruments außerordentüch vergrößert. 

 Das „Hilfsprisma" ist ein loses, keilförmiges Prisma, dessen Hypotenusen- 

 fläche etwas eingesenkt und matt geschliffen ist. Man setzt auf das Instru- 



•) Für die Xacheicluuig bei anderen Temperaturen enthält die dem Instrument 

 beigelegte Gebrauchsanweisung eine Tabelle über die entsprechenden Werte für Wasser 

 von 10 bis 30". Außerdem findet man dort eine Vorschrift für die neue Justierung der 

 Skala bei etwa auftretenden Differenzen. 



