Optische Untersuchungsmothodeii. 5gl 



ment den vorhin i^enannten Becher ;uif, und hält es so, diU) die eüiijtisclie 

 Hypotenusenfläche des Kefraktometerprismas nach oben schaut. Dann 

 bringt man auf die wagrecht gehaltene Ilypotenusenfläche des Ililfs- 

 prismas einige Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit, legt sie in 

 passender Weise auf die Hypotenusenfläche des liefi-aktometerprisnias, 

 wobei die Flüssigkeit den engen Raum zwischen beiden Flächen völlig 

 erfüllen muß und schUeßt den P)echer mit dem (ilasdeckel.M Das Instrument 

 wird, wie früher, ins Temperierbad eingehängt und die Messung vorgenomnicii. 



Das Eintauchrefraktometer übertrifft innerhalb der durch seine Kon- 

 struktion bedingten Grenzen die übrigen beschriebenen Refraktometer weit 

 durch die Einfachheit seiner Handhabung, die Vielseitigkeit seiner Anwen- 

 dung und die Schärfe der erhaltenen Ergebnisse. Für physiologisch-chemische 

 und khnische Zwecke kommt vornehmlich auch in Betracht die geringe 

 Menge der zu prüfenden Flüssigkeit beim Arbeiten mit dem Hilfsprisma, 

 die leichte Temperaturreguherung, besonders bei Anwendung des vorhin 

 erwähnten Zeiyischen Temperierbades, und die Benutzbarkeit bei gewöhn- 

 lichem Licht. Außerdem ist es von allen Refraktometern das bihigste.^) 



Wie sich aus den obigen Ausführungen ohne weiteres ergibt, ist die Be- 

 stimmung des Refraktionswertes von Flüssigkeiten, Lösungen mit diesem In- 

 strumente nicht zeitraubender oder umständlicher, als etwa eine Temperatur- 

 bestimmung mittelst des Thermometers oder eine Dichtebestimmung mittelst 

 des Aräometers. Dabei wässerigen Lösungen der Refraktionswert des Wassers 

 stets derselbe bleibt, die Änderung der Refraktion vielmehr l)loß durch die ver- 

 schiedenen Mengen gelösten Stoffes bewirkt wird und ferner -eine einfache 

 Beziehung zwischen Refraktionswert und Gehalt besteht, ähnlich wie 

 zwischen spezifischem Gewicht und Gehalt, so bietet die refraktometrische 

 Untersuchung ein sehr einfaches Mittel, innerhalb der Grenzen des Refrak- 

 tometers den Gehalt der Lösungen bestimmter Stoffe unter Zuhilfenahme 

 von Tabellen oder Kurven 3), welche für den Zweck ausgearbeitet wurden, 

 zu ermitteln. Die Bestimmung hat vor der aräometrischen den ^'orteil viel 

 gröl'serer, bis auf Bruchteile eines Promille *) sich erstreckender ( Jenauigkeit. 

 Es ermöglicht ferner das Refraktometer die Prüfung der Stoffe auf Reiu- 



*) E. Beiß hat darauf hingewiesen, daß das Prisma zweckmäßig unverrückbar 

 fest in dem Becher sitzen, nicht, wie früher, lose aufgelegt werden soll. Der Zweck 

 ■wird jetzt in einfachster Weise durch einen kUMnon Korkstopfon erreicht, der sidi 

 gegen das Fenster des (abnehmbaren) Deckels andrückt. 



^) Es kostet mit einem Meßbereich von n^ = 1-325 bis r367 und einer Meß- 

 genauigkeit von Vs Einheit der 4. Dezimale 250 M., das Hilfsprisma 12 M. Dazu kommt 

 noch die Temperiereinrichtung im Betrage von etwa 90 bis 120 M. 



^) Bernhard Wagner, Tabellen zum Eintauchrcfraktomctcr. Sondershauseu 1907. 

 Selbstverlag. Preis 20 M. Vom Verfasser oder vom Zeißwerk zu beziehen. 



*) Nach H. Maffhes (Zeitschr. f. analytische Chemie. Bd. 43. S. 82 |1904]) gibt 

 Z.B.Salzsäure von 11-949" o ein^n Breclnuigswert von 85 Skalenteilen, während reines 

 Wasser einen solchen von 15 Skalenteilcn liefert (S. 580), so daß also die Brochuiigs- 

 werte von Wasser bis zu Salzsäure von 11949" g i>"f 70 Skalenteile = 700 ablesbare 

 Einheiten verteilt sind. 



