Optische Üntersucbiingsmethoden. ÖSH 



date, Zerehrospinalflüssifikeit u. dfil. Für klhiisclu' Zweckt' koiuiiifii besonders 

 Untersuchungen des Blutserums in Betracht. Strauß ») hat nouerdinj^s die 

 refraktometrische Fettbestimniung- von Maj;eninhalten in den Dienst der 

 khnischen Diagnostik gestellt, G. Schar er'-} eine klinische Pepsinbestim- 

 mungsmethode auf refraktometrischem Wege ausgearbeitet. Von llcfrakto- 

 metern ist für Serumuntersuchungen das Eintauchrefruktometer allgemein 

 im Gebrauch. Für die Fettbestimmung im Mageninhalt hat Strauß das 

 WoUni/^^diü Milchrefraktometer verwandt, welches nach seinem \'orsclilage 

 vom Zeiliwerk auch für 8erumuntersuchung adaptiert wurde. ''^j 



2. Bestimmung des Drehungsvermögens. 



Allgemeines. Tritt ein Lichtstrahl in ein doppelbrechendes Mittel. 

 z. B. einen Kalkspatkristall in einer anderen Richtung als derjenigen der 

 Hauptachse ein, so wird er bekanntlich doppelt gebrochen, d.h. in zwei 

 Strahlen zerlegt, welche in verschiedener Pachtung durch den Kristall 

 hindurchgehen. Beide Strahlen sind polarisiert, d. h. in beiden finden die 

 Transversalschwingungen der Ätherteilchen nicht mehr wie zuvor in allen 

 möghchen Ebenen, sondern bloß noch in einer Ebene statt. Beide Ebenen 

 liegen senkrecht zueinander; die zwei Strahlen sind demnach senkrecht 

 zueinander polarisiert. Auf diesem Wege liUit sich also in sehr einfacher 

 Weise ein polarisierter Lichtstrahl gewinnen, falls man den einen von 

 beiden Strahlen beseitigt. Zu dem Zwecke werden die Endflächen des 

 Kalkspatkristalls in geeigneter Weise angeschliffen, der Kristall dann in 

 einer bestimmten diagonalen Pachtung auseinander gesägt und mit Kanada- 

 balsam Avieder zusammengekittet; man erreicht es so, daß die beiden 

 Strahlen unter größerem Winkel divergieren und der eine polarisierte Strahl 

 ungebrochen hindurchgeht, während der andere so schief auf die Kanada- 

 balsamschicht auffällt, daß er total reflektiert und in der schwarzen 

 Fassung des Prismas verschluckt wird. Dieser höchst wichtige Apparat, 

 welcher nur Licht in einer ganz bestimmten, im Kristall festliegenden 

 Schwingungsrichtung durchläßt, wird nach seinem l"!rfinder als iVico/sches 

 Prisma bezeichnet. Trifft der in ihm polarisierte Lichtstrahl ein zweites 

 A7co/sches Prisma, so wird er durch dieses ungehindert hindurchgehen, 

 wenn seine Schwingungsrichtung mit derjenigen des zweiten Prismas 

 übereinstimmt, beide Prismen also in „Parallelstelhmg" sich befinden. Dreht 



*) H. Strauß und J. Lei-a, Über eine neue Form der Motilitätsprüfung des Magens. 

 Deutsche med. Wochenschr. 1907. Xr. 29. 



-) Gerhard Schorer, Über refraktometrische Pepsinbestimmungen. Dissertation. 

 Bern 1908. 



") H. Strauß, Demonstration der refraktometrischeu Blutuntersuchuug. Deutsche 

 med. Wochenschr. 1905. Nr. 2. — //. Strauß und B. Cliajes, Refraktometrische Eiwoiß- 

 bestimmungen am menschlichen Blutserum und ihre klinische Bedeutung. Zeitsclir. f. 

 klin. Mi'd. Bd. 52. Heft ö und i) (19(Mj. 



■*) K. Martins, Vergleichende Untersuchungen über den Wassergehalt des Gesamt- 

 blutes nnd des Blutserums. Folia haematologica. Jg. 3. Nr. 3 (1906). 



