Optisclie Uutersuchimgsmcthoden. 



f)')! 



schematischen Darstelhiii^' des später eingehender zu besclireihenden Lippich- 

 schen Polarimeters erläutert werden niöizen (Fiij-. 044, vüi. Flu. .");') 1 . 'h)-2). 

 Die von einer Lichtciuelle, meist Natriumlicht, kommenden Stralilen treten 

 durch eine Blende und die Sammellinse C, durch die sie parallel f^emacht 

 werden, in den Apparat ein und werden im Polarisator .Y, linear polarisiert 

 (die Bedeutung des kleinen dem Li^j^icAschen Apparat eigentümlichen Xicols 

 A'.> wird bei diesem besprochen werden). Die Polarisatorvorrichtung ist 

 durch die Polarisatorblende abgeschlossen. Dann folgt ein längerer 

 Zwischenraum zur Einschaltung der Polarisationsröhre, welche beim Nach- 

 eichen des Apparats leer bleibt oder mit destilliertem Wasser, bei der 

 eigentlichen Messung mit der zu prüfenden Flüssigkeit gefüllt wird. Ihr 

 schließt sich, mit einer Blende, der Analysatorblende Ä beginnend, die 

 Analysiervorrichtung an, bestehend aus dem analysierenden Nicol N^ 

 und -einem Galileischen, besser Keplerachen Fernrohr OB mit verschieb- 

 barem, je nach dem Auge des Beobachters einzustellendem Okulare. 

 Die ganze Analysiervorrichtung ist bei den eigentlichen Polarimetern 

 um die Längsachse drehbar und mit einer \'ori-ichtung zum Messen 



Aiifc 



1 



|13' 



*^ /y/ 



Fig. 544. 

 Schema des Polarisationsapparates von Lippuli. 



-~ -Lampe 



der Drehung verbunden. Es ist selbstverständlich, daß sämtliche Teile 

 des Apparates genau zentriert sein, d. h. daß ihre Achsen mit der 

 optischen Achse und derjenigen des Apparates zusammenfallen müssen. 

 Als Lichtquelle benutzt man zumeist Natriundicht, Seine Erzeugung 

 ist schon S. 567 beschrieben. Bei kleinem Drehungswinkel und bei An- 

 wendung von Apparaten, welche, wie das Halbschattenpolarimeter von 

 MHscherlich (S. ö98), nur bis auf 0"P genau zu messen erlauben, kann die 

 Beleuchtungslampe ohne besondere Vorsichtsnuißregeln verwendet werden. 

 Bei größeren Drehungswinkeln, wo die llotationsdispersion bereits störend 

 hervortritt , oder bei Meßapparaten , welche , wie das Halbschattenpolari- 

 meter von Lippich (S. 599). noch Yioo-Grade ablesen lassen, muß das 

 Licht der Beleuchtungslampe von den schwachen grünen, blauen, violetten 

 Strahlen des Bunsenbrenners, die es enthält, erst durch ein Strahlonfilter 

 befreit werden. Man fügt zu dem Ende hinter der I^lende. welche der 

 Beleuchtungslampe zugekehrt ist , eine dünne, aus einem lvaliuini)ichromat- 

 kristall geschUffene und zwischen zwei Glastafeln eingeschlossene Platte 

 ein oder die in ein passendes Gefäß gefüllte Lösung des Salzes von solcher 

 Schichtdicke und Konzentration, daß das Gesichtsfeld des Fernrohrs noch 

 genügend hell bleibt. 



