Optische Untersuchiuigsmethoden. 



59a 



Punkt völliger Dunkelheit, sondern nuf gleichmäljige geringe Helligkeit 

 (Beschattung) des Gesichtsfeldes eingestellt wird, weil unter diesen Um- 

 ständen kleine Unterschiede noch erkennbar sind. 



Diese Beschattung wird in der Weise hergestellt, daii man durch 

 einen besonderen, unsymmetrischen Bau des Polarisators (was bei den ein- 

 zelnen, später zu beschreibenden Apparaten auf verschiedenem Wege er- 

 reicht wird) statt eines Knear polarisierten Lichtstrahls, deren zwei, 0/ und or 

 (Fig. 545 — 547), erzeugt, deren Schwingungsebenen unter einem kleinen 

 Winkel z gegeneinander geneigt sind. Von ihnen erleuchtet jeder eine Hiilfte- 

 des Gesichtsfeldes. Treffen nun diese beidenLichtbündel auf den Analysator iVg,. 

 so wird man l)eim Drehen des letzteren nie gänzliche, sondern blol) halbseitige: 

 Verdunkelung erzielen können. Denn da Auslöschung nur dann stattfindet, 

 wenn die im Analysator festgelegte Schwingungsrichtung senkrecht zu der- 

 jenigen des vom Polarisator kommenden Lichtstrahls steht, so wird man 

 beim Drehen des Analysators eine Stellung oa finden, bei der dies für die 



Fig. 545. 



Fig. 546. 



Fig. 547. 



linke (Fig. 545) und eine, von der ersteren mir wenig verschiedene zweite 

 Stellung, bei der dies für die rechte Hälfte (Fig. 547) des Gesichtsfeldes 

 zutrifft. Dreht man den Analysator langsam ans der ersten Stellung in die 

 zweite, so wird die bisher dunkle Hälfte 1 sich aufhellen, die bisher helle 

 Hälfte 2 sich schnell verdunkeln, bis bei einer bestimmten Stellung des 

 Analysators l)eide Hälften gleich hell erscheinen und eine hellgraugelbliche, 

 gleichmäßig beschattete Fläche darstellen (Fig. 54(i). Diese ..Halbschatten- 

 oder Gleichschattenstellung" dient als Nullpunkt bei der Messung. 



Die Ermittlung des Nullpunktes eines Halbschattenpolarimeters ist 

 in folgender Weise auszuführen: Man legt zuerst in den Apparat eine sorg- 

 fältig gereinigte, leere oder mit destiUiertem Wasser gefüllte Polai-isations- 

 röhre ein (S. (■)07) und richtet dann das Fernrohr genau auf die Treunuiiuslinie 

 beider Hälften des (Jesichtsfeldes, so dali die.^e bei verschiedener Hellig- 

 keit scharf sich voneinander absetzen. Man stellt dann von beiden Seiten 

 her auf gleiche Helligkeit des (jesichtsfeldes ein, liest jedesmal die zuge- 

 hörige Stellung am Teilkreis mit Hilfe des Nonius ab und nimmt das 



Abderhaldeu, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 



38 



