Optische Untersuchungsmethoden. ')'.!!> 



des Traiibenznckors im Harn anizowaiult wird, ist ein solcher mit Laurcnt- 

 scher Platte ausiicrüsteter Aj)i)arat. l)er rolarisator ist hier nicht drehbar. 

 Es ist so justiert, daß gleiche Beschattung des Gesichtsfeldes eintritt, 

 wenn die Nullpunkte der Kreisteilung und des Nonius zusammenfallen. 

 iVIan muß diesen Punkt öfters unter Einlegen einei- leeren Polarisations- 

 röhre nachprüfen und eine etwaige Abweichung anmerken, um sie bei der 

 Untersuchung einer aktiven Lösung u. dgl. je nach der l)rehrichtung 

 der letzteren als positiv oder negativ mit in Rechnung setzen zu kömien. 

 Die Handhabung des Apparates ergibt sich aus der Erläuterung zur Figur 

 und den vürausgeheuden Erörterungen. 



Halbschattenpolarimeter nach Lippich. Vm beide Hälften des 

 Gesichtsfeldes mit polarisiertem Lichte von verschiedener Schwingungs- 

 richtung zu versehen, hat F. Lippich folgende P^inrichtung getroffen. Der 

 Polarisator X^ (Fig. 544), ein gewcdinliches Nicohches Prisma, ist in seiner 

 Längsachse mittelst eines Hebels h (Fig. ö5P) um einen kleinen Winkel 

 zu drehen; der letztere wird auf einer Teilung, welche etwa 20" umfaßt, 

 abgelesen. Hinter dem Polarisator liegt ein zweites Xicolathos Prisma N^. 

 (Fig. 044). welches halb so groß ist und nur die Hälfte des (lesichtsfeldes 

 bedeckt. Es ist unbeweglich und so angeordnet, daß seine scharfe Kante 

 genau senkrecht zur Längsachse des Instruments steht und in der Mitte 

 des Gesichtsfeldes als feiner Strich zum Vorschein kommt, welcher bei 

 genauer Einstellung fast verschwindet. Die Hälfte der vom Polarisator 

 kommenden Lichtstrahlen muß durch dieses Prisma hindurchgehen. Stehen 

 nun beide Nicol^^che Prismen so, daß ihre Schwingungsebenen parallel 

 sind, so werden beide Hälften des Gesichtsfeldes beim Drehen des Analy- 

 sators X^ (Fig. 544) zugleich verdunkelt oder erhellt. Dreht man den 

 Polarisator dann um einen kleinen Winkel, wodurch die Schwingungsebenen 

 der polarisierten Lichtstrahlen in beiden Hälften des Gesichtsfeldes gegen- 

 einander um den Winkel £ geneigt werden, so verlöscht beim Drehen des 

 Analysators erst die eine (Fig. 545), dann die andere Hiilfte des (Jesichts- 

 feldes (Fig. 547). während zwischen beiden Stellungen der Halbschatten 

 auftritt. 



Lippich erhöht die Genauigkeit der Einstellung noch dadurch, dat'. 

 er hinter dem Polarisator statt eines Hali)prismas deren zwei einsetzt und 

 so ein dreiteihgcs Gesichtsfeld erhält, dessen mittlerer Peil nui- Strahlen 

 vom Polarisator empfängt, während das Licht der beiden Seitenfelder durch 

 je eines der Halbnicols gegangen ist. Drehbar ist der Polarisator und eines 



100 cm'-' Flüssigkeit entspricht. Für Traubenzucker ist die spezifische Drehung [a]u = 52'8*'. 

 Bedeutet c die Konzentration der Losung, d. h. die Anzahl (Iramm 'l'ranlienzut-ker in 

 100 ojr' Lösung, so ist nach Gleichung \, S. üS'J 



100 a 100 a a 



^ = lT[^]- = 52¥T = ^^^^- 1 • 



Ist die Länge der Röhre = 1894 mm = 1894 dm, so wird c = a. hei einer Länge 

 der Röhre von 94-7 mm — 0-947 dtn hingegen c = 2 a. 



