Optische Untersuchungsmethoden. OOl 



scliattenapparat). Die Einstellung' ist ganz dieselbe wie licim Ilalh- 

 schattenapparat. PeUn erzielt den gleichen Effekt, indem er an den l'o- 

 larisator ein sehr schmales, schai'f kantiges Prisma gnian voi- der Mitte 

 anfügt. 



Das Polarimeter von Lippich ist fiii- einfaches und zusammenge- 

 setztes Licht benutzbar; meist \\'m\ aber bei Xatriumlicht beobachtet. Die 

 Lampe ist in einer Entfernung von etwa 30 cm aufzustellen (siehe S. ö91). 

 Bei stärker drehenden Stoffen (etwa von einem Drehungswinkel von 5» 

 an), wo die Piotationsdispersion stören würde, ist nur Xatriumlicht zu 

 nehmen, das durch ein Strahlenfilter zu reinigen ist (S. 002). Durch dieses 

 Filter wird, wie bereits erwähnt, die Helligkeit des (lesichtsfeldes verrin- 

 gert, so daß der Halbschattenwinkel t, allei'dings auf Kosten der Genauig- 

 keit der Messung (vgl. S. 59")), größer zu wählen ist; gleiches gilt für dunkle 

 Lösungen. 



Die Einstellung und die Messung des Drehungswinkels eines aktiven 

 Stoffes geschieht in der früher beschriebenen Weise. 



Die mit dem abgebildeten Apparate der Firma Franz Schmidt A' 

 Haensch zu erhaltenden Ergebnisse sind bis auf 0'(J15" genau. Das Instru- 

 ment ist daher für wissenschaftliche Zwecke sehr geeignet. 



Halbschattenpolarimeter nach H. Landolt. Das Lippichi^diQ Po- 

 larimeter ist von H. Landolt derart umgestaltet worden, daß die Flüssig- 

 keiten nicht in Röhren eingeschlossen zu werden brauchen, sondern in be- 

 liebig geformten (iefäßen untersucht werden können, welche statt der 

 Polarisationsrcihre zwischen Polarisator und Analysator eingesetzt werden 

 (siehe Fig. i^y'r2). 



Diese Modifikation des Apparates ermöglicht es ferner, bei Auwenihuig 

 von Polarisationsröhreu diese in einen viei-eckigen Kasten ('Z (Plg.öö2j ein- 

 zuziehen, welcher mit Wasser u. dgl. gefiUlt werden kann und so einesteils 

 eine genaue Bestimmung der Temperatur, anderenteils die Untersuchung 

 bei höheren oder tieferen Wärmegraflen gestattet. Die Polarisations- 

 röhre trägt daher einen senkrechten Ilohrstutzen. welcher eine Ausdehnung 

 der Flüssigkeit ermöglicht. Erhitzt wird der Kasten durch einen unter- 

 gestellten Brenner, wobei man durch Schirme die anderen Teile des Apparates 

 möglichst vor Erwärmung schützt. Soll die Polarisation bei sehr niedriger 

 Temperatur beobachtet werden, so beschickt man den Kasten mit einer 

 Kältemischung. Da sich dann die Deckplatten au den FiKh'u der Beob- 

 achtungsröhren leicht beschlagen, so steckt man über sie Glaszylinder, bringt 

 in den so entstehenden Baum etwas entwässertes Chlorcalcium und x'hließt 

 ihn dann durch Deckplatten ab. Die sonstige Handhabung des .\pparates 

 ist die übliche. Die Messung des Dreh winkeis geschieht auf OOl". 



Die übi"igen Polarimetei\ von deneu hier nur der .Vjjparat von lluliiipict 

 mit der SohihdxQW Quarzdopi)eli)latte und das Polaristrobometer von 

 H.Wild erwähnt seien, werden heute nicht luehi' oder nur in s(dir be- 

 schränktem Umfange verwandt, so daß auf ihre Beschreibung wohl ver- 

 zichtet werden kann. 



