602 



J. Bieliriii'^er. 



Fig. 552. 



Polarisationsapparat nach Landolt zur Untersuchung von Flüssigkeiten in Röhren 

 oder in i)eliebig geformten Gefäßen und liei bestimmter Temperatur. ') 



Ein mit dreiteiligem Pohirisator versehener Lijjjjichachor Polarisationsapparat, 

 dessen einzelne Teile diesell)e Bezeichnung tragen, wie in Fig. 551, ist an einer seitlich 

 stehenden (in der Figur etwas sichtbaren) Hauptschiene befestigt, welche mit einem 

 Bockgestell fest verbunden ist. Zwischen Polarisator und Analysator kann eine Rinne 

 zum Einlegen der Polarisationsröhre eingeschoben werden. An der Hauptschieno hiiiigon 

 ferner zwei Stäbe; sie tragen zwei dreikantige, wagrechte Schienen c, c, die durcli die 

 Schraube q in der Höhe verstellbar sind. Auf diesen Schienen liegt die Messingplatte T, 

 worauf der (llastrog mit der zu untersuchenden Flüssigkeit kommt. Soll die Prüfung 

 bei bestimmter Temperatur vorgenommen werden , so setzt mau auf die Platte T den 

 viereckigen Messingkasten G. Durch diesen Kasten, welcher außen mit Asbest ver- 

 kleidet ist, geht eine innen vergoldete, beiderseits durch Glasplatten und Überwurfs- 

 schrauben verschließbare Röhre zur Aufnahme der zu prüfenden Flüssigkeit. Der ab- 

 nehmbare Deckel trägt drei Rohrstutzen für ein Thermometer, ein einzusetzendes Hülir- 

 werk behufs gleichmäßiger Durchmischung der Heizflüssigkeit und ein an der Polari- 

 sationsrölire angebrachtes Ansatzrohr. Auf den darunter befindlichen verstelll)aren Tisch 

 kommt die lieizflamme zu stehen. Der Analysator kann nebst dem Teilkreis B und 

 dem Fernrohr i^ durch den Hebel r/ gedreht werden, wodurch die grobe Einstellung 



*) Das von Franz Schmidt & Haensch gebaute Instrument mit dreiteiligem Polari- 

 sator kostet für Beobachtungsröhren von 220 »nii größter Länge 632oOM., für solche 

 bis zu 440 ww Länge 718'75 M., mit zweiteiligem Polarisator je 100 M. weniger, der 

 Erhitzungsapparat samt Thermometer bis 100" für erstes 5550 M., für letzteres 86'50 M. 



