Optische Üntersuchungsmethoden. Q0)\ 



erfolgt: die feine Einstellung gescliielit na.'ii Anziolicn diT Klcninic A' dnicli eine gegen 

 diese gerichtete Mikrometersclirauhe. 



Zur Beleuchtung dient die Lawö'o^^sche Natriumlampe Z<, ein Muenckesch(}v Brenner 

 mit Schornstein; in diesen sind vier Korben einircsclmitten . welche zwei Nickeldrahte 

 tragen, um die mit Kochsalz getränktes Nickeldrahtnetz gewickelt ist (S. ölJfS). oder 

 drei Kerben, welche einen großen, ovalen, mit Kochsalz gefüllten l'latinring tragen. 

 Über dem Ganzen befindet sich ein viereckiger Kasten aus Eisenblech mit einer Öffnung 

 an der Vorderseite, vor der sich ein mit drei verschieden weiten Löchern versehener 

 Messingschieber bewegen läßt. 



Saccliarimeter. Diese Iiistiuiiiciite '), welche für g-ewöhnliches I.icht 

 eingerichtet sind, dienen "ausschlicLllich zur Bestimmung- des Zuckergehaltes 

 von Lösungen, wozu selbstverständlich die vorhin beschriebenen Polaiimcter 

 ebensogut verwendet werden können. Auch auf diesem Gebiete haben 

 heute die Halbschattenapparate die älteren mit SohihchGv Doppelplatte 

 ausgerüsteten „Farbenapparate- fast völlig verdrängt. 



Die Anordnimg der einzelnen Teile ist die übliche, wie es der al)ge- 

 bildete, von der Firma Franz JSchmidt A: Haensch gebaute^ Apparat (Fig.r):);i) 

 zeigt. Um den Halbschatten zu erzeugen, dient als Polarisator ein langes, 

 aus zwei Prismen nach Jellrtt (S. öUT) zusammengesetztes Zwillingsnicol, 

 dessen durch Vereinigung beider Hälften entstehende Fuge in der Mitte 

 des Gesichtsfeldes als feiner Streif erscheint. Ebensogut läßt sich der zwei- 

 teilige Polarisator von Lij*^/>ic/? verwenden; für Instrumente mit dreiteiligem 

 Gesichtsfelde kommt ausschließlich der dreiteibge Polarisator des letzteiTU 

 in Betracht. 



Während bei den gewöhnlichen Hall)schatten[)olaiimetern die Drehung 

 der Polarisationsebene durch Xachdrehen des Aiuihsators bestimmt wird, 

 ist bei den Saccharimetern die Einrichtung so getroffen, daß beide Nicols 

 mit parallel gerichteten Schwingungsebenen feststehen und die Drehung 

 der Zuckerlösung mit Hilfe einer Quarzplatte von veränderlicher Dicke 

 gemessen wird, deren L)rehung derjenigen der aktiven Flüssigkeit gerade 

 entgegengesetzt ist und sie aufhebt. p]s ist dies die 1848 von A'. Soleil 

 konstruierte Quarzkeilkompensation (Hotationskompensator). welche V(Ui der 

 bekannten Tatsache ausgeht, daß der Bcrgkristall in einer rechts- und einer 

 hnksdrehenden Form vorkommt (welche oft schon äul'ierlich durch die Lage 

 bestimmter Kombinationsflächen erkennbar ist). Sein Drehvermögen ist ziem- 

 lich stark, insofern eine 1 wii/ dicke Platte bei 20" die Polarisationsebene des 

 Natriumlichts um + 2P72" dreht, und wächst außerdem mit der Dicke der 

 Platte. Durch Aneinanderfügen entgegengesetzt drehender Platten läßt sich 

 also die Wirkung, welche sie auf den polai'isierten Lichtstrahl ausüben, je 

 nach ihrer Dicke teilweise oder U'anz aufheben. Andrerseits kann man auch 



') über Saccharimeter vgl. außer den früher bei den Ilalbschattenpolarimetcrn 

 angeführten Werken noch: /i". /'V'/V/i//;^//, Anleitung zur rntersuchung der für die Zucker- 

 industrie in Betracht kommenden Rohmaterialien, i'nidiikte, Nebenpnnlukte und Ililfs- 

 substanzen. G. Aufl. (Braunschweig 1903. Friedr. N'ieweg & Sohn.) S. 17—54. 



