Optische Untersuchnngsmcihodeii. 605 



durch eine solche YerbiiidHiii? ent^e^jeng-esetzt drehender Platten die Drcliiing 

 kompensieren, welche ein i)olarisierter Lichtstrahl beim Durcli^zaiii:- durch 

 eine aktive Lösunu' erfahren hat: nnr mn(i diese (,)uar/kond)iiiation. wenn 

 sie für verschieden stark drehende Liisnuiicu lichrancht werden soll, eine 

 veränderliche Dicke besitzen, was im Äo/^v/schen Kompensator auf folgende 

 Weise erreicht wird. Die aus der Polarisationsröhre austretenden Strahlen 

 gehen zunächst durch eine senkrecht zur optischen Achse geschnittene 

 planparallele, feststehende Quarzplatte Q von beliebiger Dicke und Dreli- 

 richtung, z. B. Rechtsdrehung. A'or ihr liegen zwei keilförmig zugeschnittene, 

 verschieden lange (^)uarzplatten -A^i und N^ mit gleichen Keilwinkeln, deren 

 Drehrichtung derjenigen der ersten Platte entgegengesetzt, in unserem 

 Falle also nach hnks gerichtet ist. Wir können sie uns so entstanden 

 denken, daß eine ebenfalls senkrecht zur optischen Achse geschnittene, 

 linksdrehende Quarzplatte diagonal durchschnitten und die eine Hälfte nach 

 beiden Seiten stark verlängert ist. Die äußeren Flächen beider Keile liegen 

 planparallel. Der kleinere Keil X^ ist fest, der große N^ aber längs der 

 Diagonalfläche gegen ihn verschiebbar, so daß beide Keile zusammen eine 

 Quarzplatte N^ + .V, bilden, deren äußere Flächen senkrecht zur optischen 

 Achse liegen, deren Dicke aber variabel ist. In einer bestimmten Stellung 

 ist ihre Gesamtdicke derjenigen der vorgelagerten einfachen Platte Q genau 

 gleich ; dann heben sich die entgegengesetzt gerichteten Drehungen beider 

 auf, so daß der Kompensator gleichsam ausgeschaltet ist. Dieser Puid<t. 

 bei dem im Halbschattensaccharimeter also nur die Wirkung des zwei- 

 teiligen Polarisators hervortritt, ist durch die gleiche Beschattung beider 

 Hälften des (lesichtsfeldes gekennzeichnet; er entspricht dem Nullpunkt. 

 Verschiebt man nun den großen Keil X derart, daß die Dicke der 

 Platte X^ + ^2 größer wird , so wird die Linksdrehung im Kompensator 

 entsprechend überwiegen und dadurch die Bechtsdrehung eines aktiven 

 Stoffes aufgehoben werden können, und umgekehrt. Bringt mau demnach, 

 wenn die Vorrichtung auf den Nullpunkt eingestellt ist, einen aktiven Stoff 

 ins Polarimeter, z. B. eine rechtsdrehende /uckerlösung, so wird die Drehung 

 nach rechts vermehrt, wodurch die beiden Hälften des (lesichtsfeldes ungleich 

 hell erscheinen. Um wieder gleiche l')eschattung herzustellen, muß die Dicke 

 der Platte N^ -r X durch \'erschiel)ung von X entsprechend vermehrt 

 werden. Bei der doppelten Quarzkeilkompensation von Schmidt A Ilaensch 

 ist sowohl die rechts- wie die linksdrehende Platte durch je zwei (^)narz- 

 keile ersetzt, so daß also beide Platten eine veränderliche Dicke besitzen, 

 wodurch man rechts und links gerichtete Drehungen kompensieren kann. 

 Um die genannte Verschiebung messen zu können, ist der große 

 bewegliche Quarzteil (xVg) ii^ einen Messingrahmen gefaßit; letzterer trägt 

 eine Skala und außerdem eine Zahnstange, in welche der gezahnte, durch 

 den Knopfe (Fig. iY);») zu drehende Trieb eingreift. Dei' nicht verschieb- 

 bare kleine Quarzkeil (X^ ) trägt einen der erwähnten Skala anliegenden 

 Nonius. Letzterer ist, um eine rechts- und linksseitige Ablesung zu er- 

 möglichen, doppelt, mit dem Nullpunkt in der Mitte, uiul so eingerichtet, 



