006 



J. Bichringor. 



daß nenn Teilo der llaiiptskala auf ihm in /clm Teile geteilt sind, jeder 

 Teil des Noniiis also nin ein Zehntel kleiner ist als ein Teil der Skala. 

 Steht das Saccharinu^ter auf Halbschatten, so fällt der Nullpunkt des 

 Xonius uiit dem Nullpunkt der Skala zusammen. Sollte dies nicht der 

 Fall sein, so ist der Nonius zu verschieben, bis dies eintritt, indem uian 



I 



Fig. 554. 



Hallischattensaccharimetcr mit LipjjicJi schein Pnlarisator und einfacher Qiiarz- 

 keilkoaipensation in einer Sclnitzkappe von Franz Schmidt & Haensch. 



Die Einrichtung des Instruments ist im allgemeinen die nämliche, wie in Fig. 553. 

 Das mit einer Lösung von doppeltchromsaurem Kalium gefüllte ahschraubhare Licht- 

 filter liegt hei /, die Triehschraube für die Keilkonipensation bei T. 



Die Beleuclitung geschieht wie oben, oder bei dem abgebildeten Apparate mit- 

 telst eines in V befindlichen elektrischen Glühlämpchens für 6 Volt Spannung, das 

 entweder an die Stromleitung unter Anwendung des entsprechenden Vorschaltwider- 

 stands oder an drei Akkumulatoren A angeschlossen wird. .S' {auf der rechten Seite 

 der Figur) ist ein Stromschlüssel. Der Spiegel -S' über der Glühlampe und die Linse R 

 dienen zur Beleuchtung der in (r befindlichen Skala, welche mit der Lupe L abgelesen 

 wird. 1) 



*) Der Apparat mit neuer Ablesevorrichtung in Mahagonikasten kostet für 200 nun 

 lange Polarisationsröhren 475 M., für 400 mm lange Röhren 525 M., für 600 »nii lange 

 Röhren GÜOM., auf einem Bockstativ montiert 50 M. mehr, ohne Schutzkappe je 

 36 M. weniger. Dem Instrumente werden die gleichen Polarisatiousröhren beigegeben 

 wie dem vorigen. Die Beleuchtungsglühlampe kostet mit Zubehör 75 M., die drei Akku- 

 mulatoren für 100 Brennstunden in gemeinsamem Ilolzkasten 70 M. 



