608 



J. Biebriuger. 



Lichtes wirken Ivönnen, so empfiolilt es sicli, erst die Drehung der in den 

 Apparat leer eingelegten, verschlossenen oder mit destilliertem Wasser ge- 

 füllten Uührczii ermitteln und dann die zu polarisierende Flüssigkeit einzufüllen. 

 Soll die Köhre gefüllt werden, so nimmt man beide p]ndkappen ab 

 und reinigt jene, indem man mittelst eines Holzstabes M einen Watte- oder 

 Linnenbausch durchschiebt. Dann schheßt man das eine Ende durch das 

 ebenfalls gereinigte Deckglas und die Verschlußkai)pe, kehrt die Röhre um und 

 flillt sie mit der zu untersuchenden Flüssigkeit, so daß diese sich in ganz 

 flacher Kuppe über den Eand erhebt. Man schiebt jetzt die zweite, eben- 

 falls gereinigte Platte von der Seite herüber, wodurch die überstehende 

 Flüssigkeit abgestreift wird und keine Luftblase hineinkommt, schraubt die 

 zweite Verschlul)kai)pe auf und wischt das Ganze außen säuberhch ab. Da 

 diese Füllung nicht immer nach Wunsch geüngt, so ist die der J'irma 



rig. 555. 

 Patent-Beobaphtuiigsröhre von Schmklt und Haenscli. 



Franz Schmidt t'C: Haensch geschützte ..Patent-Beobachtungsröhre" (Fig. 5ö5) 

 vorzuziehen, welche an einem Ende eine Erweiterung besitzt. Man füllt sie 

 am engen Ende mit der Flüssigkeit, so daß diese eben den Rand nicht 

 vöUig erreicht, verschließt sie dann mit Deckglas und Kappe und dreht 

 sie um, wobei die eingeschlossene Luft als kleine Blase a sich in der Er- 

 weiterung sammelt, ohne die nachfolgende Beobachtung zu stören. Nach 

 beendeter Messung nimmt man die Röhre auseinander, reinigt die einzelnen 

 Teile mit weichem, altem Linnen und trocknet sie sorgfältig. Soll gleich eine 

 neue Bestimmung vorgenommen werden, so genügt es auch, sie mit der 



Fig. 556. 

 Durehflußröhre nach Pellei-M. Müller. 



ZU untersuchenden Flüssigkeit auszuspülen. Ist eine sehr große Zahl von 

 Bestimmungen in kurzer Zeit auszuführen, so bedient man sich bei wässe- 



rigen Lösunsen einer .. Durchflußröhre ■" nach Pelld-M. Müller 



[Fig. 



)56) 



mit 



zwei kleinen Rohrstutzen an den Enden, welche mit Gummischläuchen ver- 

 sehen werden und dazu dienen, die Flüssigkeit nach dem Polarisieren ab- 

 zuziehen und durch eine andere, mit der man erst durchspült, zu ersetzen. 



*) Metall- oder Glasstäbe sind liei Glasröhren zu vermeiden, weil infolge der 

 Spannung, die in ihnen durch ungleiche Abkühlung herrscht, schon eine kaum sichtbare 

 Verletzung der inneren ^Yandung genügt, sie nach kürzerer oder längerer Zeit zum 

 Springen zu veranlassen. M. Milller hat daher rurzellanröhren vorgeschlagen. 



