Optische Untersiichungsmcthodeu. (\\ ] 



j^'olben Lösungen im violetten, von grünen Lijsungeii im i(»tcn. von hlauen 

 Lösungen im orangegelben Teil des Spektrums usw. 



Gewöhnlich lälit man das weiße Licht erst durch das absorbierende 

 Mittel treten und zerlegt es dann in sein Spektrum. Man kann aber auch 

 zuerst das Spektrum des weiljen Lichtes entwerfen und dieses nachher 

 durch das absorbierende Mittel betrachten, d. h. seiner absorbierenden Wir- 

 kung unterwerfen. 



Spektroskope. Die Zerlegung des weißen Lichtes in seine farbigen 

 Bestandteile geschieht meist auf Grund ihrer verschiedenen lirechbarkeit 

 beim Durchgang durch ein Piisma (Ilefraktionsspektrum); dabei werden 

 aber, abgesehen von der durch Absorption im Glas hervoi-gerufenen Schwä- 

 chung, die einzelnen Teile des Spektrums nicht gleichmäßig entwickelt, in- 

 sofern die langwelligen Strahlen gegen das Hot weniger auseinander ge- 

 zogen sind, als die kurzwelligen gegen das Violett hin. Von diesem Übelstand 

 frei sind die Gitterspektren, diejenigen Spektren, welche durch Beugung 

 an einem Gitter entstehen, d. h. einer mit feinen parallelen Streifen vei-- 

 sehenen Glasplatte oder polierten ^letallplatte, da sie nur von dem Lnter- 

 schied in den Wellenlängen der einzelnen Lichtstrahlen abhängig sind. 



Die Prismenspektroskope, welche hier ausschließlich in Betracht 

 kommen, weichen in ihrer Bauart, je nach dem Zwecke, dem sie dienen, sehr 

 voneinander ab. Die von ö, ZircAAo/' und i?. /iwwsew herrühi-ende gebräuch- 

 lichste Form ist die folgende (Fig. 588): Das von einer weißen Licht(pielle 

 kommende Licht tritt in ein unbeweglich auf dem Gestell befestigtes Rohr, 



Fig. 558. 

 Einfaches Spektroskop uach Kirrhhoff und Bwise». 



Einfaches Spektroskop nach Kirchhojf und Bunsen. 



Das Spektroskop tragt auf einem Stativ ein gleichseitiges Flintdasprisma, rechts 

 davon das Spaltrohr (Kollimator), dessen Spalt durch eine Triehschrauhe verengert 

 oder erweitert werden kann, links das Krplrrsdio Fernrohr, das zwischen zwei kleinen 

 Anschlagschrauhen nach rechts oder links gedreht werden kann, und das nach hinten 

 gerichtete Skalenrohr; durch eine übergestülpte Kapsel aus Pappe, \velche drei (."Ufnungeu 

 gegen die drei Rohre besitzt, wird das Trisma vor falschem Licht und Staub gcscliützt.') 



^) Preis des von der Firma Franz Schmidt ife Haensch angefertigten Instrumentes 

 samt Zubehör 17650 M. 



39* 



